J 4 J 1' n N A t. n n p ii y s i q tj e , d K r n i m i E 



lorme par deux (ils, que ceux-ci soienl Ires-peu iucliues; mais, 

 comnie le f;iil observer fort justcmeiil I'uii des Redacleurs des 

 Annates de Cltimie, le fait annoiicc' par M. Brewster tient peul-oire 

 a uiie parlicularile de sonoeiJ, el iion pas a des defauls inlierens 

 a rorganisation en general; et cc qui sembleroit le coiilirmer, 

 c'est que 3IM. Bouvard, Matliieu et Arago ayaiU fait des ex- 

 pe'riences a ce sujet , le premier perdoil de vue des fils nictal- 

 liques croise's a angle droit au meme instant, le second cessoit 

 devoir le til vertical plutot que I'autre , el le troisieme eprou- 

 voit precisemcnt le conlraire. 



Endii , M. de Prony voulant obvier a des cbangemens , il est 

 vrai assez peu considerables , qui existent dans les pendules 

 dils de compensation, et qui dependent de I'epaisseur del'huile, 

 de I'oxidalion legerc du couleau de suspension, etc., a imagine 

 un proce'de aussi simple qu'ingenieux , de regler la dnree de 

 leurs oscillations. Ce moyen est fonde sur la variation qu'eprouve 

 le moment d'inerlte d'un corps , lorsque ce corps ou une partie 

 de sa masse change de position par rapport a I'axe auquel on 

 rapporte ce moment. C'esl d'apres cette idee, dont la theorie 

 est exposee avec details dans le Bulletin de la Societe Philoma- 

 thtcjue et dans la Connaissnnce des Terns pour 1820, qne M. de 

 Prony a fait executer un petit appareil qui s'ajoute au-dessus du 

 couteau de suspension d'un pendule ordinaire. 11 se compose d'une 

 petite tige metalliqueadaptee a peu presdans le proiongement de 

 la perpendiculaire meme du centre de gravite du balancier sur le 

 centre du couleau; une autre verge aussi mince, croise la premiere 

 a angle droit , et peut tourner autour d'elle a frottement doux ; elle 

 porle a chacune de sesextremites, un petit globe de platine, ou de 

 tout autre metal, qui, tournantavec la verge a laquelleijest fixe, 

 accelere ou retarde la vibration, suivant qu'on Tapproche ou qu'on 

 I'eloigne du plan d'oscillation du pendule. Le retard est a son 

 summum quand cette tige est dans le plan du balancier , el au mi- 

 nimum quand elle lui est perpendiculaire. 



M. I'abbe D"" Del Negro, professeur a I'Universite de Padoue, 

 a imagine un uouveau moyen de mesurer les plus pelites fractions 

 de temps, au moyea d'un instrument qu'il nomme olis>ochro)io- 

 metre , et qui est essentlellement forme dun pendule compose 

 a secondes, lequel, par le moyen d'un appareil approprie, peut 

 se mcttre en mouvement a chaque instant, et s'arreter a chaque 

 point de son oscillation. A I'aide ensuite d'une echelle , dont le 

 pendule est lui-meme I'indicateur, on peut mesurer la portion 

 de Toscillation qui etoit commencee, et au moyen de cette me- 



