346 Journal de physique, de chimie 



Avec une Table de reduction des degres du lhermomeir« 

 octogesimal en degres equidiHerentiels de chaleur, telle que celle 

 que nous avons donnee dans le Memoire, I'usage de la foraiule 

 pour reduire la refraction mojenne a la reiiaction vraie devient 

 beaucoup plus simple; car, d'apres ce qui aetedit plus haut,si oa 

 nomnie 9 le degre de i'echelle e'quidiHerenfielle qui re'pond au 

 degre t du thermometre octogesimal, le facteur thermometrique 



se re'duit a . „ . ^ ^ , ■■ , et par consequent le facteur comT 



pose a 



336 ± « (1)7262) ■ 



C'est d'apres ces formules que j'ai calcule une Table des facfeurs 

 pour multiplier la refraction movenne et la changer en refraction 

 vraie, et une Table des logarithmes de ces roemes facteurs de 

 degr^ en degre, depuis — 16"' du thermometre octogesimal 

 jusqu'a + 32", et de deux lignes en deux lignes depuis 26 pouces 

 jusqu'a 3o pouces de hauteur du barometre , que je me propose 

 de faire iraprimer pour I'usage des astronomes. 



Nous terminerons ce Mdmoire par les deux remarques suig 

 vanles : 1°. pour faire la reduction exacte de TeHet de la tem-f 

 perature sur la colonne d'un barometre a ciivelte, il faut aug- 

 menter la longueur de la colonne demercureau-dessusde la ligne 

 prise pour la ligne de niveau de la profondeur da raercure au- 

 dessous de cette ligne jusqu'au fond de la cuvette; car cette 

 partie du mercure se dilate comme le reste, et souleve la co- 

 lonne de mercure qui est au-dessus de son niveau , d'une quantite 

 egale a sa dilatation, et vice versa ; ainsi,sila profondeur du 

 mercure de la cuvette est d'un pouce, comme dans mon baro- 

 metre , et que la hauteur de la colonne soit de 28 pouces, on 

 calculera la reduction comme si cette colonne avoit ag pouces 

 de longueur, etc.; c'est pour cette raison que j'ai calcule ma 

 Table de reduction des fractions moyennes jusqu'a la hauteuc 

 de 3o pouces du mercure dans le barometre, quoique le mercure 

 n'y atleigne jamais cette hauteur. 



2". Pour connoitre plus exactement, a ce qu'on pretend, la 

 temperature du mercure dans le barometre, on place a. c6t6 

 tin thermometre, qu'on enfonce a moiti^ dans la planche sur 

 laquelle est fixe le barometre; je pense qu'on rempliroit beaucoup 

 Wiieux cetobjet, et d'une iijaniere plus stare, eii isolant le tube 



