ET D'HISTOIRE NATURELLE. 347 



d'u baromefre , de manieie qu'il soit de tout cofe en contact 

 avec Tair; alors la' femperaluie du merciire du baioiiielre seia 

 ne'cessairement la ineme que celie de Tair ambiant, qui est ia- 

 dique'e par le thermometre d'obseivation isole et suspendu tout 

 proche du biiometre. Pour cela, il faut ouvrir dans la planche 

 du baiomeire une rainure a jour, qui, depuis la cuvette jus- 

 qu'a 26 pouces au-dessus, aura deux pouces et demi ou trois 



Ijouces de iargeur, et depuis 26 pouces jusqu'a 29 pouces, une 

 argeur de deux lignes seuiement de plus que le diametre du 

 tube, afin de ne pas frop eloigner Techelie de I'extremile de la 

 colonne de meicure qui doit y etre rapportee; ie tube sera lixe 

 par le haut sur la planche du barometre , par le bas il reposera 

 sur le fond de la cuvette (en ayant soin de recourber le bout 

 inferieur du tube pour ne pas gener le passage du mercure), 

 et il sera maiulenu dans le milieu, si on veut, par un lien de 

 fil de fer ou de cuivre, dont les deux bouts serout fixes sur la 

 planche de chaque cote; on pent encore isoler la cuvette en 

 ^chancrant la planche tout au tour a un pouce de distance; de 

 cette maniere la cuvette sera Isolde et ne touchera a la nionture 

 que par le fond. Cetle construction , que je propose pour le ba- 

 rometre en ge'neral, devient corame necessaire loisqu'on se sert 

 de cet instrument pour reduire les fractions moyennes en trac- 

 tions vraies; car les Tables calcule'es pour cette reduction, sup- 

 posent necessairemeut que la temperature du mercure dans le 

 barometre est la meme que celle de fair indiquee par le ther- 

 mometre suspendu dans I'observatoire. Si on emploie un baro- 

 metre raonte a la maniere ordinaire, avec son thermometre de 

 correction, il faudra , apres avoir corrige la hauteur observee 

 d'apres la tempe'ralure indiquee par le thermometre de correction, 

 reduire cette hauteur a ce qu'elle auroit ete si la temperature 

 du mercure eiit ele la meme que celle indiquee par le thermo- 

 metre d'obserxation , puisijue ce n'est qu'avec cetle derniere 

 hauteur qu'on peut entrer dans la Table; mais c'est un travail 

 inutile, qui peut devenir une occasion d'erreur, et qu'on evite 

 par la construction que je propose. 



3". La formule que nous avons donnee pour corriger Teflet 

 de la chaleur sur la colonne de mercure du barometre , est 

 celle qui convient (ainsi que nous en avons averli) a ceux de 

 ces inslrumens qui sont monte's sur des planches de sapin , dans 

 lesquelles I'eH'et de la chaleur suivant la direction de forces, 

 est insensible ; si la mouture du barometre est d'une autre ma-- 



