e t d'h istoi he n at u re l le. 45 



de M. Dufougerais est a celle qu'on observe dans le flint 

 le plus pesant . dans le rapport de 36 a 3o. La refraction 

 moyenne est aussl plus forte, elle est de 164, tatidis que 

 celle du flint-glass est de 160. 



Nous avons fait tailler en lentilles d'un foyer de 160 mil- 

 limetres, un fragment de ce verre pesant , et nous pouvons 

 assurer l'lnstitut que cet examen rigoureux nous a convain- 

 cus que desormais la France pouvoit se passer du flint pour 

 la construction des bonnes lunettes achromatiques qui sont 

 si n^cessaires a la marine et an genie militaire. Les lunettes 

 que nous avons examinees et comparers a des lunettes an- 

 glaises, prouvent que les edoges que nous donnons au verre 

 de M. Dufougerais sont bien merited ; ce n'est pas qu'on 

 puisse assurer qu'il puisse indistinctement servir a la fa- 

 brication de ces grands objectifs dont les astronomes ont 

 besoin dans des observations delicates ; alors il faut, comme 

 dans le flint, un choix pour eviler les fils et les stries dont 

 les verres souffles sont rarement exempts , et Ion ne pour- 

 roit, sans nuire en France au commerce des instrumens d'op- 

 tique , exiger dans une grande masse de verre une perfection 

 peut-etre chimerique pour des instrumens peu communs, 

 dont le dt^bit importe peu au commerce, quoiqu ils soient 

 du plus grand interet pour l'Astronomie. Au reste nous avons 

 trouve que le verre de M. Dufougerais, quoique tres-pesanr, 

 a generalement moins de fils et de stries que le flint, et sa 

 limpidite egale ou surpasse celle du verre anglais. 



La plus grande lunette, faite avec le verre de M. Dufou- 

 gerais , que nous avons examinee, n'a que huit decimetres 

 de longueur. Son objectif a 60 millimetres d'ouverture; elle 

 amplifie 3o fois le diametre des objets. On pourroit, avec 

 des oculaires astronomiques , lui faire supporter un plus 

 fort grossissement , mais ce grossissement n'est pas utile 

 pour 1'examen des objets terrestres. Nous doutons qu'elle 

 ait toute louverture quelle peut supporter , parce qu'il faut 

 que les opticiens changent les proportions ordinaires , lors- 

 qu'ils se servent d'un verre qui a une plus forte dispersion 

 que le strass. 



M. Nicolas Fuss publia, en 1774, un Ouvrage en francais 

 qui a pour titre : Instruction detaillee pour porter les lu- 

 nettes de toutes les differentes especes au plus haut degre 

 de perfection dont el les sont susceptibles , tiree de la The'o- 



F 2 



