122 JOURNAL DE PHYSIQUE, BE CHIMIK 



et M. Saver/en, dans son Dictionnaiie de Marine . par!e 

 aussi du meme instrument. 



Le D r Desaguliers , dans son Cours de Physique , expose 

 les deTauts qu il trouve dans cette espece d'instrument , et 

 en decrit un autre de son invention et de celle du D r Hales, 

 au moyen duquel il mesure la profondeur par la compres- 

 sion de l'air: il entre, a ce sujet, dans des details tres- 

 pr^cis, et expose divers appareils fond^s sur le meme prin- 

 cipe. Mais tout se borne a la th^orie, sans qu'aucune expe- 

 rience comparative de quelqu'importance garantisse le succes. 



On trouve dans le volume 11 du Repertory of Arts and 

 Manufactures , la description d'un autre instrument pour 

 sonderenmer, del'invention dun artiste nomme Grunstreet. 

 Ce dernier a quelque rapport avec le second du D r Hooke ; 

 il consiste dans une longue piece de bois surmontee d'une 

 bouee pour la faire Hotter, et qui recoit par le bas un poids 

 capable de la faire enfoncer, lequel s'en detache apres le 

 choc contre le fond. Au milieu de la piece de bois est une 

 espece de cuisse renfermant une sorte d'odometre compose 

 dune spirale de bois qui est mise enmouvement par la 

 colonne d'eau qui passe par la cuisse et par un tuyau la- 

 teral , lorsque la machine descend dans l'eau. L'axe de la 

 spirale se termine par une vis sans fin qui engrene dans une 

 roue dentde , dont l'axe porte une aile ou cheville qui en- 

 grene dans une seconde roue a chaque tour de la premiere. 

 Pareillement cette deuxieme roue communique le mouve- 

 ment a une troisieme , et aux cotes de ces deux dernieres 

 sont deux cadrans qui indiquent le nombre de leurs tours, 

 et par consequent la profondeur. Enfin , par Taction du choc 

 contre le fond, une cheville est pouss^e contre la premiere 

 roue, et arrete subitement tout le mouvement du rouage. 



Tout ceci suppose n^cessairement que, d'apres un grand 

 nombre d'experiences, on ait dispose* le rouage dans une 

 exacte proportion avec la longueur de l'axe de la spirale, 

 qui est ici l'unit£ de mesure: choc extr^mement difficilel 



M. Luiscius examine en detail ce dernier instrument, et 

 en discute les avantages et les deTauts : il pense que le ba- 

 thometre qu'il propose, quoique fonde" sur les memes prin- 

 cipes, en est exempt, et est superieur a tous les autres. 

 Nous allons donner une id^e de cet instrument, avec autant 

 de clarte qu'il nous sera possible de le faire sans le secours 

 des figures. 



