LA 
3516 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 
donné beaucoup plus d'extension , et nous croyons n'avoir rien 
négligé de ce qui pouvoit contribuer à l'exactitude des résultats. 
De la dilatation des Gaz. 
Quand on a simplement pour but d'établir une comparaison 
générale entre les dilatations de tous les corps, la substance 
thermométrique à laquelle on rapporte toutes les mesures, peut 
être prise d’une manière arbitraire. La construction plus facile 
et l'usage plus commode du thermomètre à mercure, nous ont 
déterminés à l’employer dans presque toutes nos expériences. 
La comparaison de ce thermomètre avec le thermomètre à 
air, a été faite depuis long-temps par M. Gay-Lussac, entre les 
limites de la glace fondante et de l’eau bouillante. Il résulte des 
expériences de ce célèbre physicien, que la marche des deux 
instrumens ne présente pas de divergence sensible dans cet in- 
tervalle de température. 
M. Dalton pense, au contraire, que le thermomètre à mer- 
cure seroit en avance de 1° environ sur le thermomètre à air, 
vers le milieu de l'échelle où l'écart devroit évidemment être 
le plus grand , puisque les deux instrumens s'accordent à 0° et 
à 100°. 
On voit, d’après cela, que s’il existe réellement une diffé- 
rence entre les dilatabilités du mercure et de l'air, elle doit être 
très-foible entre les limites de la glace fondante et de l’eau 
bouillante. 
Nous avons d’abord poursuivi cette cor#paraison dans les tem- 
pératures inférieures. Par une première expérience faite à — 20°, 
nous avons encore trouvé une identité parfaite entre les indi- 
cations des deux instrumens; et, par un grand nombre d’ob- 
servalions faites de — 50° à — 36°, nous avons remarqué des dif- 
férences légères, mais tantôt positives et tantôt négatives, de 
manière que la moyenne de toutes les mesures prises simul- 
tanément sur les deux instrumens, se trouve être la même pour 
chacun d’eux (1). Ainsi, dans une étendue de plus de 130’, 
1) Afin de faire jnger du peu d'écart des déterminations partielles, nons- 
Le 5 P Abe ie P ? 
rapportons ici quelques-unes de celles qui ont été prises entre — 36° et —30o°. 
THERMOMÈTRE  THERMOMÈTRE À AIR CORRIGÉ 
à mercure. de la dilatation du verre. 
— 56°,29 — 36°,18 
DIT] 34 72 ET 34 »84 
