318 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 
masse liquide sont à la même température ; les autres portent 
des tiges armées de volans, dont la rotation produit dans le 
liquide une agitation assez vive qui a pour objet d'établir l'uni- 
formilé de température, 
Voici maintenant la marche qu'on a suivie dans chaque ex- 
périence : on échauffoit d’abord la cuve jusqu’à une température 
peu distante de celle qu’on vouloit atteindre, et l’on fermoit alors 
touies les ouvertures du fourneau. La chaleur tendant à se mettre 
en équilibre dans tout l'appareil, la température de l'huile s éle- 
voil encore de quelques degrés, et parvenoit bientôt à son 
maximun , où elle devenoit quelque temps stationnaire, et par 
conséquent facile à mesurer avec précision. Elle étoit alors in- 
diquée par le thermomètre horizontal, qu'on avoit soin d’en- 
foncer assez avant dans l'huile pour que toute la colonne de 
mercure y plongeät : au même instant, on fermoit au chalu- 
meau la pointe eflilée de la partie extérieure du tube à air, et 
Jon notoit la hauteur barométrique. Cela fait, on retiroit le tube 
et on le ‘lransportoit dans une chambre séparée dont la tempe- 
rature étoit à peu près invariable; on le placoit verticalement, 
el de manière que sa pointe plongeàt dans un bain de mercure 
parfaitemient sec. En cassant cette pointe, le mercure remontoit 
jusqu’à ce que l'équilibre füt établi avec la pression extérieure : on 
laissoit alors le tube dans cette situation pendant un temps suf- 
fisant pour qu'il prit exactement la température de la chambre, 
qu'indiquoit ua thermomètre très-sensible suspendu à peu de 
distance. Lorsque cet équilibre de température s’étoit produit , 
on mesuroit, à l’aide d’une échelle verticale armée d'un vernier, 
la hauteur de la colonne souleyée dans le tube. On observoit 
en même temps la hauteur barométrique, et la différence de 
ces hauteurs faisoit connoître l’élasticité de l'air froid : on re- 
tiroit alors le tube en prenant toutes les précautions nécessaires 
pour y relenir le mercure dont se composoit la colonne qui 
avoit été soulevée. On pesoit le tube et le mercure qu'il con- 
tenoil; on pesoit ensuite ce même tube successivement vide et 
enlièrement plein de mercure; retranchant du résultat de cette 
dernière pesée ceux des deux premières, on avoit les poids de 
deux volumes de mercure égaux, l’un au volume de l'air chaud, 
l'autre au volume de l'air froid; et de ces poids on concluoit 
les volumes eux-mêmes, qu'on ramenoit ensuite à ce qu'ils au- 
roient été sous la même pression , puisqu'on connoissoit l’élas- 
ticité de l'air froid qui avoit été mesurée comme nous l'avons 
