ET D'HISTOIRE NATURELLE. 329 
s'échauffe encore , et finiroit par se détacher si l'on ne prenoit 
pas le soin de le refroidir par un courant d’eau. 
La boite ainsi construite a été établie solidement dans un 
fourneau en la maintenant de toutes parts avec des traverses de 
fer. C’est ce fourneau qui, dans la perspective, est censé coupé 
par le milieu, afin qu'on puisse voir les pièces situées dans 
son intérieur. 
Nous terminerons cette description préliminaire ‘en disant que 
le cylindre de cuivre est rempli d’une huile fixe qu’on échauffe 
peu à peu jusqu’à la température à laquelle on veut faire l'ob- 
servation, On ferme ensuite toutes les issues du fourneau. La 
chaleur se répand alors uniformément dans toute la masse, et 
la température demeure stationnaire pendant un temps suflisant 
pour prendre toutes les mesures dont on a besoin; mais pour 
que rien n'altère l'exactitude de ces déterminations, il est né- 
cessaire que la boîte de cuivre soit ioujours entièrement pleine 
d'huile, et que la colonne chaude de mercure se termine à 
une hauteur très-petite au-dessus du couvercle. On remplissoit 
aisément celle seconde condition en ajoutant ou en retirant , à 
l'aide d’une pipette, une quantité convenable de mercure, quel- 
ques instans ayant l'observation. Quant à la première, elle se 
trouve satisfaite en remplissant l’auge à froid, et en ménageant, 
dans le haut du vase, un tuyau LQ, dont l’orifice Q est de 
niveau avec la face inférieure du couvercle, et par lequel l'huile 
peut s’écouler en se dilatant. 
Passons maintenant à la mesure des températures et des hau- 
teurs des colonnes. 
Le bain d'huile contient deux thermomètres , l’un à mercure, 
analogue à celui que nous avons déjà eu occasion de décrire, 
et dans lequel la température se calcule en comparant le poids 
du mercure sorti de l'instrument , à celui qui le remplit à zéro. 
Telle est la sensibilité de celui dont nous nous sommes servis, 
qu'un échauffement d’un degré faisoit sortir environ un déci- 
gramme de mercure. Son réservoir DE, partout de même dia- 
mètre, et s’enfoncant dans le bain à la même profondeur que 
la colonne A'B', indiquoit exactement la température moyenne 
de cette colonne. 
Le second est un thermomètre à air dont le réservoir cy- 
lindrique D'E’, placé comme celui du précédent, est terminé 
par un tube très-fin E'G'H, recourbé horizontalement en 
dehors du fourneau. Ce tube se réunit en H' à un tube ver- 
ical H'K' un peu plus large et bien calibré , qui plonge dans 
Tome LXXXVII. NOVEMBRE an 1818. TE 
