330 | JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 
un bain de mercure K/. Pour régler ce thermomètre, on a 
d’abord chauffé le bain presque à lébullition de l'huile, en 
laissant ouverte l'extrémité K’ du tube. Lorsque tout l'air ex- 
cédant a été chassé par la dilatation , on a plongé l'orifice K'’ 
dans une cuvette pleine de mercure sec. Par le refroidissement 
de l'huile, le mercure est peu à peu remonté dans le tube. C’est 
en mesurant au zzaximum de température la hauteur de cette 
colonne et celle du baromètre, que l’on connoissoit l’augmen- 
tation d'élasticité de l'air, d’où par un calcul très-simple, on 
déduisoit la température du thermomètre à air. 1l est à peine 
nécessaire d'ajouter que le tube avoit été desséché avec soin, 
et que, dans chaque mesure , on faisoit la correction relative à 
la dépression capillaire. 
Les indications de ce thermomètre n’ajoutent rien à la pré- 
cision de celles qui sont fournies par le thermomètre à mercure; 
mais nous n'avons pas laissé échapper cette occasion de com- 
parer encore la marche de ces deux instrumens. Les résultats 
déduits de cette comparaison sont entrés dans la détermination 
des moyennes inscrites dans le tableau n° 1. 
Il nous reste maintenant à faire connoitre l'espèce de micro- 
mètre dont nous nous sommes servis pour mesurer la hauteur 
des colonnes. Cet instrument (fig. 4) se compose d'une règle 
épaisse de cuivre AB, le long de laquelle glisse à frottement 
doux une pièce de même métal MNPRS, portant, à ses deux 
extrémilés R et S, deux collets dans lesquels tourne une lu- 
nette micrométrique OO’, munie, à son foyer, d'un fil hori- 
zontal. A la lunette est suspendu un niveau très-sensible à bulle 
d’air, dont le tube gradué sert à régler l'axe optique. Cette pièce 
de cuivre MNPRS, est susceplible de deux mouvemens, l'un 
rapide en desserrant la vis latérale C; l'autre très-doux, produit 
par la vis de rappel D. Tout l'instrument tourne enfin autour 
d'un axe vertical qui repose sur un plan triangulaire de cuivre 
épais, muni d'une vis à chacun de ses sommets. 
La construction de cet instrument permet, comme on le voit, 
de mesurer la différence de hauteur de deux points qui ne sont 
pas silués dans la même verticale. Il faut, pour cela, après 
avoir dirigé la lunette sur l’un des points, faire tourner l’axe 
pour la ramener dans l’azimuth de l’autre point. Ou la descend 
alors, ou on la monte d’une quantité convenable qui se mesure 
sur une échelle tracée sur la face opposée de la regle AB, à 
l'aide d’un vernier mu par la pièce MNPRS. L'emploi d’une 
vis micrométrique auroit peut-être été préférable, sans la promp: 
