ET D'HISTOIRE NATURELLE. 337 
expériences, les règles étant placées horizontalement, ou bien 
encore en renversant la position du système ; mais Deluc, n'ayant 
point fait attention à l'inconvénient que nous venons de signaler, 
n’a tenté aucun moyen de vérification. 
Les appareils à compensation, tel que celui de Deluc, n’of- 
frant aucun avantage réel dans les basses températures, et de- 
venant d'un emploi très-diflicile dans les températures élevées, 
nous avons dû adopter une disposition différente, que nous allons 
faire connoître. Ù 
Les règles dont nous nous sommes servis ont toutes 12 dé- 
cimètres de longueur, 25 millimètres de largeur, et 4 millimètres 
d'épaisseur. Lorsqu'on veut comparer les dilatabilités de deux 
d'entre elles, on les réunit d'une manière inyariable par une 
de leurs extrémités, au moyen d'une traverse en fer, sur laquelle 
elles sont fixées par de fortes vis. Chaque règle porte à son 
autre extrémité une tige de laiton qui s'élève d’abord vertica- 
lement, et se recourbe ensuite horizontalement. Les branches 
horizontales de ces deux montaus sont munies , l’une d’une 
échelle divisée en cinquièmes de millimètre, et l’autre d’un ver- 
nier qui marque les vingtièmes de division de l'échelle, ce qui 
permet d'apprécier les centièmes de millimètre, ou les cent 
vingt millièmes de la longueur des règles. Cette fraction ré- 
pondoit, dans la plupart de nos expériences, à un changement 
de température d'environ un degré; et comme il est impossible 
de se tromper d’une partie du vernier, pour peu que l'on soit 
exercé à lire les divisions, on voit que chaque détermination 
partielle, même dans les plus hautes températures , n’a jamais 
dù être affectée d’une erreur d’un degré. Cette précision nous 
a paru suflisante dans le genre de recherches qui nous occupe. 
D'ailleurs, pour donner plus de sensibilité à notre appareil, 
il auroit fallu en augmenter les dimensions ; et alors la difficulté 
d'établir une température uniforme auroit pu jeter plus d’incer- 
titude sur les véritables dilatations. 
Les deux règles reposent sur quatre rouleaux de cuivre as- 
sujétis à une barre de fer. Tout le système est placé dans une 
auge en cuivre rouge de 14 décimètres de longueur, de 15 cen- 
timètres de profondeur, et de 10 centimètres de largeur. On 
s'est servi d'huile fixe dans ces nouvelles expériences, comme 
dans celles qui ont été faites sur les gaz; et on a eu recours 
aux mêmes moyens pour rendre la température stationnaire pen- 
dant un temps suflisant pour que les règles pussent se mettre 
Tome LXX XVII. NOVEMBRE an 1818, Vy 
