68 JOURNAL DE PIYSIQUE, DE CiMrr 
vrage avec pluie, grèle, et des tonne: thermo- 
mètre extérieur, isolé en plein air,..u +9 ,8.En comparant 
ces deux observations extrêmes, on trouve, pour l'étendue des 
variations du baromètre à Viviers, 17°“ 10,45; ce qui paraît 
être fixé pour long-temps. 
D'après un nivellement exact, la cuvette de mon baromètre est 
élevée de 10,14, au-dessus du niveau des eaux moyennes du 
Rhône dans la section par le premier vertical de mon observa- 
toire; et en prenant le milieu entre les résultats des calculs faits 
suivant les diflérentés formules connues, son élévalion au-dessus 
da niveau de la mér est de 29"*,60. C’est un point sur lequel je 
reviendrai dans une autre occasion. On sait de plus que la lati- 
tude de mon observaloiré est, de 44°. 29/ 1”, et sa longitude 
9! 23,7 en temps a l’est du méridien de Paris. 
Pour corriger l’eflet de la chaleur sur la polonne de mercure 
Hb.t 
4420€P 
b exprime la hauteur de Ja colonne de mercure et ! le degré 
du thermomètre de correction. Le signe supérieur sert pour les 
degrés au-dessus du zéro, et le signe inférieur pour les degrés 
au-dessous du zéro; mais la hauteur de la colonne de mercure 
doit étreaugmentée d’une certaine quantité relative à la profon- 
deur du mercure dans la cuvelte, et à la figure de celte cuvette, 
ainsi qu'il est expliqué dans une lettre que j'ai eu l'honneur d'a- 
dresser à M. le baron de Zach, et qu'il a eu la bonté d'insérer 
dans le Recueil si intéressant de sa Correspondance astronomique, 
de même que le rapport des volumes du mercure à l'eau bouil- 
lante et à la glace, déduit des expériences de plusieurs physicieus 
célèbres, d’après lequel j'ai déterminé le coeflicient 4/20 de cette 
formule que je crois très exacte (voyez la Correspondance astro- 
nomique de M. le baron de Zach, tome IL, pag. 145 et 146). 
Je ferai observer à ce sujet que la forme qui me paraît la plus 
avantageuse pour la cuvette d’un baromètre, est celle d’un cône 
-creux très évasé. On épargne beaucoup de mercure, en conservant 
néanmoins une grande surface à ce fluide; ce qui diminue Ja va- 
riation du niveau. Dans ce cas, on ne doit ajouter à la hauteur de 
la colonne de mercure que le tiers seulement de la profondeur 
de ce fluide, suivant axe du cône. Il est à propos que le bout 
inférieur du tube soit taillé en biseau , afin qu’il ne soit pas bouché 
par le fond et les paroïs de Ja cuvette, et que le mercure puisse 
entrer et sortir librement du tube. 
La correction du niveau se calcule par celte proportion. La 
du baromètre, je me sers de la formule dans laquelle 
