206 JOURNAL, DE PHYSIQUE, DE GHIMIE 
Beaumé semble avoir senti cet inconvénient el avoiwcherché 
à l'éluder , en ;prenant pour termes fixes la densité de l’eau pure 
à la température de la glace fondante, et Ja densité à la même 
température d'une dissolution d'une partie en poids de muriate 
de soude pur.et see daus neuf parties d'eau ; mais indépendam- 
ment de la difficulté de, composer ceite liqueur de manière à être 
sûr d'obtenir toujours la même densité; indépendamment de 
l'impossibilité de conserver à cette liqueur évaporable une densité 
constante, celte méthode a l’intolérable défaut de trop rappro- 
cher les deux termes fixes, et par suite de multiplier par 4 dans 
l’aréomètre pour les esprits, el par 7 dans l’aréomètre pour les 
acides, l'erreur qu’on n’est pas certain d'éviter en prenant au com- 
pas la distance entre les termes fixes , en sorte que deux de ces 
aréomètres construits avec les mêmes soins apparens peuvent 
différer de 1 à 2 degrés danseurs indications quand ils sont plon- 
gés par exemple dans l'acide sulfurique très concentré. 
Ge n’est donc pas daus l'imitalion de la construction du ther- 
momèlre que l’on peut trouver les bases de la construction de 
l’aréomètre ; etles méthodes variées que l’on peut proposer pour 
rendre cette comparaison praticable, ne feraient que masquer la 
difficulté sans la vaincre entièrement, 
La construction de l’aréomètre doit être indépendante de toute : 
comparaison; elle doit exclusivement dépendre et se déduire des 
usages auxquels 'on le destine ; et la division de son échelle, par 
cela même qu'elle est arbitraire , doit $e conformer à la division 
décimale de notre numéralion. De plus, l'instrument doit être uni- 
que ;et pour-qu'il puisse servir dans lous les cas qui peuvent $e 
présenter, l'une des extrémités de son échelle doit correspondre 
à une densité un peu inférieure ou tout au plus égale à celle du 
liquide le plus léger, c'est-à-dire à environ 0,7, el l'autre extré- 
mité doit:correspondre à une densilé un peu supérieure, ou lout 
au moins égale à celle du Jiquide le plus pesant , à l'exception du 
mercure, c'est-à-dire à environ 2. 
La différence entre ces deux densités est 1,3, dont la centième 
partie est 0,015; 0r l'instrument, pour être utile, doit avoir assez 
de sensibilité pour faire apprécier , d'un degré au suivant de son 
échelle,unë différence moyenne entre les densités correspondan- 
tes, d'environ 0,093. Donc il faudrait diviser l'échelle au moins 
en 400 parlies égales. D'ailleurs, pour être appréciable, chaque 
degré me peut avoir une étendue moindre d'un millimètre , ainsi 
V'échelle aurait au moins une longueur de 40 centimètres. Il con- 
vient encore de donner à la lige.uu diamètre d'environ 5:mill;- 
