214 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 
Soient P’ et P’ les poids qu'il faudrait lui donner pour que, 
plongé dans l’eau pure à.0° degré de chaleur, il s'arrêtàt succes- 
sivement aux deux limites de l'échelle, alors { 
-V.1+7rRmA+7R°bA = P", 
V.i—rRm.1+mR°bA—P". 
Les deux premières équations donnent, en soustrayant, 
d—A , 
nas 
substituant cette valeur dans les trois dernières, il viendra 
- L' 'm(DEA)E BAD Ed) 
FER oo DE Er |? à 
_ jp MA) + A(m+6)(D—d) 
Res NT mio ranpegntt tot Dub” 
V = 7R°m 
m(D—A)+bA(D—d) 
(TER 2 
P'= TR PET 
P, P', P' sont des poids absolus ; pour avoir les apparens p, p',p" 
correspondans, il faut en retrancher le poids du volume d'air égal 
au volume de l'instrument, lequel poids est évidemment 
EV + me (m 4 0)) À = 7R°A RON E-A 7. 
on aura donc " 
5 (D— A) (d— A) 
p=7Rèm Dei x 
’ 3. (d— A) (1 —A 
D RES. ), 
#__,pam@—A)G—A), 
TS rer era PR LE 
d'où l’on conclura 
TROP 1 Er UE _1D—A 
AA EN LR ARE 
Donc, pour graduer l’aréomètre, on le lestera d’abord d'un 
poids suffisant pour que, plongé dans l'eau pure à zéro de tem- 
péralure , il enfonce au moins jusqu’à la maissance de la tige. Le 
point où 1l s'arrêtera et:que l’on marquera, sera la limite inférieure 
de l'échelle. On pèsera ensuite soigneusement l'aréomètre; le 
