ET d'hiSTOIRE NATBHELtE. 4^7 



densiles de I'air et du niercure , donneiit 3,07600 au lieu 

 de 5,o8358. 



D'apr^s tout cela , on trouve dx=^ o,45 met. , et par conse- 

 quent X ^gal 1709,09m. 



Le barometre de la station inf^rieure ^toit a o,S6 m.au- 

 dessous du cercle r^pctiteur ; et celui de la station sup. 

 a 1,52 m^c. audessous du sommet du signal ; ainsi la diffe- 

 rence de niveau entre les deux instrumens devient i7o8,454ni. 



Un calcul trigonometrique semblable donne, pour la hau- 

 teur du signal au-dessus de Textiemite occidentale de la 

 base, 1710,74 metres. L'exces sur 1709,09 est de i,65 : la 

 niv^llement I'avoit donn^ i,52 ( = 1,799 — i, 36 + 0,88, qui est 

 la difference du niveau entre les deux cercles). Ces resultats 

 ne different que de o,53 m. , et prouvent ainsi I'exactitude de 

 nos operations, au moins sous le rapport des angles au z^nit. 

 Sans la circonstance defavorable a I'operation faite a I'extre- 

 mit6 occidentale de la base , circonstance deja mentionnee, 

 la difference eiit ^t^ moindre; aussi croyons-nous pouvoir 

 r^pondre de notre mesure trigonometrique a un demi metre" 

 pres , e'est-a-dire k moins de o,ooo3. 



(^Mesure baroijietrlque). Les deux barometres dont nous 

 avons fait usage , etoient dernierement sortis des ateliers de 

 M. Fortin. Un d'eux avait ete porte par M. Duchayla a I'Ob- 

 servatoire de Turin ; et M. de Balbe , recteur de 1' University 

 de cette ville , avoit eu la bonte de le mettre ii ma disposition 

 pour notre travail : ce fut celui dont se servit M. le chev. 

 Mallet. Leur construction est generalement connue et je nen 

 parlerai point; qu'il me suflise de dire que ce sont les plus 

 exacts des barometres portatifs qui aient encore ete fails en 

 France (en exceptant toutefois celui que M. de Prony vient de 

 faire construire). 



Nosthermometres, egalement gradues par M. Fortin, etoient 

 montes sur des lames de cuivre : leur bouleetoit libre. 



En partant de Paris , au mois de mai dernier , j'avois em- 

 porte deux barometres compares soigneusement , et a plu- 

 sieurs reprises, avec celui dont on se sert maintenant a I'Ob- 

 servatoire imperial. Un d'eux , il est vrai , fut casse en route ; 

 mais I'autre arrive a Turin en fort bon etat, et mis en 

 parallele avec celui de M. Duchayla , m'apprit que ce 

 dernier se tenoit exactement a la meme hauteur que le 



