ET D'HISTOIRE NATURELLE. 187 



qui par cela rneme ne donnent qu'une sensiliilile relative a leiir 

 grandeur et an poids qii'elles portent. Tons ces inronveuiens 

 cli.>;parois»ent avec mon hjdrometre : le temps de le plonger dans 

 le liquide i|u'on veut eproaver , et d'ajouler les poids necestaiies 

 pour i'ameuer a la ligne de f'oi, siuHit pour laire une experience. 

 Le ceiebre Lavoisier, qui a donne dans son 'J rail e elementaire 

 de Cliimie la description d'un pese-litjueiir (ju'il avoit construit 

 pour determiner la qualite des eaux , et au(|uel il avoit adapte 

 line tige surmontee d'un bassiu,a la maniere du gravimetre de 

 Nicolson, donne la pieierence a son instrument sur foutes les 

 balances, et s'exprime ainsi, pag. 17, tome II : « Cette lue'- 

 » thode, joiute a. quelques experiences failes avec les re'actifs, 

 » est une des plus sures pour determiner la qualite des eaux ; 

 » et on y appercoit des dilFerences qui auroieut echyppe aux 

 « analyses chimicjues les plus exactes. » Si ce savant chinii^te 

 s'est amsi prouonce sur iin instrument cjui n'eloit propre qua 

 une sorte de liquide, que doit-on penser qu'il eiit dit d'un ins- 

 trument universel, propre a reconnoitre, a\ ec !e nieiiiea\ antage, 

 la densitede tons les liquides sansaucun calcul. On pent oljtenir, 

 avec mon hydronietie, des dix-millieinew de deusites dans Irs 

 licjuides spiritueux, ce qui est au-dela des bcsoins ordinaires: il 

 a d'ailleurs Tavanlage sur la meiiJeure balance, que sa sensibilite 

 crollra corame le volume qu'on voudra lui donner; car, si je 

 voulois donner a cet instrument le \olume d'un litre, la ligne 

 de foi pourroit etre tracee sur une tige qui ne produiroil que 

 le meme de'placemenl que produit celle de rh_)droirit'tje (juc ]"ai 

 construit. Alors sa sensibilile seroit vingt fois plus graiide; niais 

 cette precision et cette sensibilite ne seroient utiles que dans 

 bien peu de cas, et ne pourroient jamais compenser ra\anlage 

 qu'on a d'operer sur de petites quantite's de liquides a\ec mon 

 hjdrometre. Outre tous les avaiilages qu'il a sur la meilleure 

 balance pour pe>er les liquides , il re'iinit cdui de donner hydros- 

 tati(juement la pe^anteur specifique des solides, c'est a-dire lous 

 les resultats du gravimetre de Nicolson, au mojen d'une espece 

 de petite grille t'aile avec des iils d'argeut , qu'on adapte a la tige 

 int'erieure de I'iiislrument. 



Ceci me paroissant suHisamment demontre, j'ai )uge a propos 

 de me dispenser d'entier daus des details ciiconstancie's sur la 

 th^orie des principes doni j'ai fait Tappiicatiou dans mon hydro- 

 metre: jevaisdouc passer a la description d'un instrument qui 

 sera une fraction de Thy drome tre, qui ne sera assujetti a aucune 



