iO'G JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



M. Ramond s'occupe d'aboid des ohservalions s^dentaireS' 

 sons le double rapport de la niesiire des hauteurs et de la ]\1e'- 

 teoiologie. Qu'jl lue soit permis, pour abiegercef E\trail saiis 

 avoir ^ regrelter une fouled'observatious imporlantes, dereser\er 

 pour un autre article, les delails inldressans sur le choix , le 

 placement des iusfrumens , la niaiiiere de les observer , le sjsleme 

 des observalions qu'il indique, et les niodeles qu'il propose bien 

 propres a ravaiicenient de la Mele'orologie restee depuis si long- 

 temps en aniere, (andis que les autres sciences niathe'matiques 

 ont marche a pas de geant. 



Le meilleur baroinetre portaliF est, sans coulredlt, ceUii de 

 M. Fortin; il est le'ger, peu fragile, zie donne pas de pi'ise au 

 vent, et le poids de sa cuvette le inaintieut toujours d'a-plomb 

 enlre les Irois pieds qui lui servent d'etui ; I'air ne sauroit s'y 

 inlrodnire et il n'est pas susceptible de se de'ranger (i). On pent 

 lepondre du niveau a -^ de millimelre, et le vernier qui seit 

 a mesurer i'exlremile aiperieure de sa coloiine , donne inimedia- 

 temeul les y^-de millimetre, et par consequent les o,o5et les o^osS 

 millimetre. Sa monture est en ciiivre mince, et elle prend la 

 temperature du lieu, plilsvile nleme que la colonne de mercure 

 lie pent le faire a travers Tepaisseur de sc5n tube, elle la com- 

 munii|ue au thermomeire de correction qui est encbasse et re- 

 couverl danscette monlure. Le seul perfectionnement qu'il paroit 

 possible de faire a ce barometre, seroit de trouver un mojen 

 d'unir les deux inslrumens de raaniere que le therraometre indi- 

 quat toujours imraedialement la temperatttie du mercure (2). 



Le barometre, ainsi que le dit TSl. Eamond, n'est pas plus fait 

 pour mesurer les montagnes sans le secours d'observations cor- 

 respondantes, (|ue le cercle re'petileur sans une exacle determi- 

 nation des distances ; les barometres correspondans doivent done 

 eire parfailemeut comparables, sans c|uoi la comparaison seroit 

 vaine; ils doivent etre compares au depart et au retour, carle 

 baromelre vojageur pent avoir e'prou\e quelques derangemens 

 dans fe transport; si les inslrumens sont tousles deux a cuvette. 



(1) J'ai porte tres-souvcnt le mien a clieval au grand trot sans le moindre 

 inconvenient. 



(2) M. le baron de Zach possede un barometre de Ramsdem dans lequel le 

 thermomeire de correction plosge dans la cuvette, mais il faut le vider pour le 

 transporter. 



