ET d'histoire naturelle. 2G7 



€t ne soulienneut, pav couseqitent, pas le mei-cure a sa hauteur 

 absolue, il sera coavenable de les corriger de Taction capillaire, 

 qui peut rendre raisou, si les tubes ne sont pas du merae dia- 

 metre , de la petite difference qu'on obstrvera entre les deux 

 colonnes. 



Le barometre vojageur devroit etre place a I'ombre , parce que 

 les rajons directs ou re'fl^chis da soleil agisseut inegalement sue 

 Fair: on doit le mettre a Tcihri d'un rocher ou cVun arbre. L'ob- 

 servaleur peut, faute de mieux, se placer enlre le soleil et 1 ins- 

 trument, ou bien allacher son mouclioir autour du tre'pied <jui 

 le supporte. 11 faut, avant de I'observer, attendre qu'il ait perdu 

 la clialeur qu'il pent avoir acquise dans le transport et pris la 

 tempe'rature locale. Un quart d'heuresullitaux baroraelres monte's 

 en cuivre, tandis qu'il i'aut souvent plus d'une lieure pour ceux 

 qui sont monte's en bois, parce qu'ils s'echauffent iue'galement 

 et que la chaleur s'j distribue et se pevd avec uue lenteur ex- 

 treme. Lorsque la tempe'rature de Tair subit des changemens 

 frequens etrapides, le thermometre de correction n'indique pas 

 la temperature couvenable , puisqu'il est plus haut ou plus bas, 

 selon qu'il est fourne d'un cote ou d'un autre; il faut le meltre 

 toujours du cole oppos^ au soleil, en tourer quelquefois sa I)oule 

 pour diminuer sa seusibilite, etc. Quant au thermometre libre 

 destine a indiquer la temperature de I'air, c'est toujours dans 

 le lieu le plus eleve', le plus decouvert, le plus acre et a I'ombre, 

 qu'on doit le suspendre : ce qu'il y a de mieux et de plus simple 

 pour cela, c'est un baton de montagne et deux liches de (juinze 

 centimetres de long, c|u'on visse a son extreniite superieure , i'une 

 terminee en crochet pour suspendre le thermometre, I'autre en 

 anneau pour le retenirdaus une situation parallele au baton qu'oa 

 enfonce en terre, de hiauiere qu'il couvre I'instrument de son 

 ombre. 



L'observalion des thermometres est la partie la plus delicate 

 et la plus difficile des ope'ralions, dit M. Ramond, etiaplupart 

 des {"antes quel'on commetdans la mesure des hauteurs, remontent 

 a une fausse evaluation de la temperature de I'air ou de celle du 

 niercure. « Un degre du thermometre centigrade reprcsenle dans 

 » lechelle baromelrique plus que des disiemes de millimetre, 

 » et dans le niveliement des metres tout entiers. » Sur les sommets 

 des montagnes le thermometre varie d'un instant a ['autre au 

 gre des vents, du calme, de la pre'sence du soleil, de I'inter- 

 positiou des Duages; et Ton est souvent Ires-embarrasse sur la 



Mm a 



