28i JOURNAL DE PHYSIQUE, DE C HIM IE 



DESCRIPTION 

 DUN NOUVEAU GAZ0M]E:TRE, 



Par Victor Michelotti, mddecin a Turin; 

 Communlguee a J.-Q. Delametherle. 



Toutes les fois qu'on est oblige de maintenir pendant quelque 

 temps nn courant de quelque gaz, on sent de quelle utilite il 

 seroit d'avoir un gazometre , et cet instrument devient presqu'in- 

 dispensable si Ton veut determiner exactement les quantites d'air 

 f|ui composent ce courant. L'iinmortel Lavoisier et Meusnier 

 eurent la premiere idee de cetappareil; ce grand auteur ne man- 

 quant d'aucun des moyens de satisfaire son genie, en fit cons- 

 truire un, qui quoique digne de ceux quil'ont invente , ne peut 

 cependant etre cominun dans les laboratoires des chimistes. 



Mes experiences sur les oeufs de poule exigeoient un gazome- 

 tre ; j'en ai imagine un qui peut servir k tous les usages , et est 

 en meine temps d'une construction facile et peu dispendieuse. 



Le gazometre que je propose est compose de trois recipiens , 

 A, B, C, du robinet D, qui ouvre ou ferrae la communication 

 entre les recipiens A et B. Le syphon E , E , E recoit a son som- 

 met I'entonnoir F et I'extreraite du robinet G. L'extremite infe- 

 rieure de ce syphon est au fond de la bouteille B ; H est un petit 

 entonnoir qui s'ouvre dans la partie superieure du bras descen- 

 dant du syphon E, E, E ; H est un tlierniometre. De plus , au 

 goulot de la bouteille B , est fermement niastique le robinet H 

 qui r^gle le passage de la bouteille B dans le tuyau L, L. Le bo- 

 cal A sert d'entonnoir pour introduire I'air dans la bouteille B : 

 son fond qui est aussi fait en entonnoir , est perce dans le milieu ; 

 niais comme il est destine a contenir le gaz et a le mesurer , on 

 y appliqiiera deux bandes de papier comme on voit en M , M , 

 sur lesquelles seront gradues les pouces cubes que contiendra la 

 bouteille : la regie de bois NN est divisee du cote du syphon en 

 pouces et lignes. 



Je dois avertir ceux qui desireront avoir un semblable gazo- 

 metre , 



I 



