ETD'HISTOIRENATURELLE. a85 



metre, etqui ne pourront disposer que de leur Industrie , i". qu'Ils 

 re irouveront pas des verres plus propres k former les deux re- 

 cipiens A, B ^ que des bocaux, et qu'onn'aura qu'a placer en B 

 une dame-jeanne toutes les fois qu'on voudra renfermer une 

 grande quantite d'air. 



Du reste, cette esp^ce de recipiens qui est plus economique 

 quo les cloches , leur est aussi prelerable , parce que se terminant 

 en un col, elle donnealnsila commoditede mesurer nieine des 

 petites quantites de gaz; enlin etant fort de goulot, on pent avec 

 un bouchon de liege bien juste , et du mastic bien chaud , luter 

 hermetiquement et fcrmement le robinet, le tuyau et le ther- 

 mometre. 



Un trepan de bols , de I'emeril et de I'eau serviront a percer 

 les bouteilles; des robinets ordinaires, mais enduits de cire moUe 

 et d'hulle fenneront exactement, de facon h. ne laisser aucuna 

 issue i)i a I'eau ni a I'air. 



Avant de remplir le gazometre du gaz qu'on veut experimen- 

 ter , on doit remplir exactement d'eau tout Pappareil j ce qu'on 

 esecutera de ia mani^re suivante. 



Toute ouverture etant f'ermee on ouvre le robinet G et les en- 

 tonnoirs F et H, alors I'eau du reservoir C descendant par le 

 syphon E, E etant obligee, pour ejitrer dans la boiileille , de 

 condenser I'air que cette bouteille contient , ne peut s'iiitroduire 

 qu'en petite quanlite j ainsi le bras descendant dans la bouteille 

 reste plein. On ferme ensuite le petit entonnoir H, et aussitot 

 que i'eau sera ipontee dans I'entonrioir F on le fermera ; ainsi 

 on aura le syphon EE complettemeiit rempli d'eau. 



Pour ferraer les eiitonnoirs, il ne faut pas employer des boa- 

 chons defilasse, comme on fait ordinairement , puisque la filasse 

 n'intercepte que difficiiement le passage a I'eau et \ I'air ; toutes 

 les t'ois que la colonne d'eau qui est inferieure au bouchon sera 

 en contact avec lui , ou que I'air qui est au-dessous sera notable- 

 ment plus rare que celui qui gravite snr I'eau qui est au-dessus 

 du bouchon, et par consequent d^s que I'eau qui est au-dessus 

 du bouchon auia passe , I'air y passera iniailllblement aussi. 

 , On se servira done a'un petit baton i I'extremite duquel on 

 entortillera une.baude de peau de gant bien mouillee, et on vor- 

 sera par-dessusun peu d'eau, eg qui fermera tout passage tres- 

 exactement. Des que le syphon E , E sera plein , il le sera pour 

 toujours , inais si par maladresse on y introduit de I'air , on ponrra 

 le chasser en ouvrant le petit entonnoir , etc. etc. 



On entend aisement I'utilite des courbures du syphon E , 'E , 

 Toms LIU. VEND£MIAIRE an lo. O o 



