285 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE C HIM IE 



puisqu'ainsi toute bulle d'air introduite par maladresse restera 

 aa sommet des bras descendans. 



Ayant done de cette luaniere une colonne d'cau continue, 

 moyennant le syphon E , E du fond de la bouteille B jusqu'au 

 reservoir C, ou n'aura (|ii'i\ ouvrir le robinet G pour que I'eau 

 qui se precipite du reservoir dans la bouteille en chasse tout I'air 

 par le tuyau LL, et ainsi on remplira complettement toute la 

 bouteille d'eau ; ensuite on fermera les ouvertures G et H. 



Pour ce qui est de Pair qui sera dans le boual A qui plonge 

 dans la cuve pleine d'eau, il sera bicntot evacue et le bocal exac- 

 teincnt rempli d'eau, si toute ouvertu.e fermee, on onvre le ro- 

 binet D jusqu'a ce que i'air. du bocal soit inontp dans la bouteille 

 B , et alors on: fermera le robinet D, et en olivraut de nonveau 

 les robinets G H , on chassera le nouvel air introduit. i°. On 

 voit done que pour chasser I'air de la bouteille B , il y faut in- 

 troduire I'eau , en ouvrant le robinet G, et lui kisser une issue 

 par I'ouverture K; 2°. tqutes les fois qu'on voudra introduire 

 quelque gaz dans la bouteille B, il faudi a remplir complettement 

 tout i'appareil d'eau j et toute ouverture etant fermee , on fera 

 traverser I'eau de la cuve au gaz que Ton vent experimenter, et 

 on I'introduira sous le fond du bocal A , qui etant fait en en- 

 tonnoir , le transmettra par son trou au-dedars du bocal , et 

 ainsi il montera par I'ouverture D dans la bouteille B. 



Tel est en general le moyen de remplir d'air le gazoinetre et 

 de le vider : il me reste maintenant a expHquer de quelle faron 

 on raesure la quantite d'air introduit , ou qui sera le residu d'une 

 experience, ce qui donne aussi la quantite consumee en la fai- 

 sant. I 



Je vais choisir un des cas les plus communs; celui , par exem- 

 ple oil ok se propose de fondre au clialumeau, alimente par un 

 courant de gaz oxygene , un corps quelcorique , et qu'on veut 

 aussi savoir la quantite de gaz employee. 



Nous avons vu que la bouteille B est divisee en pouces cubes 

 moyennant le poids de I'eau bien determine. Supposons done 

 que I'espace occupe par I'air introduit soit entre PP et RR , ce 

 .qui selon I'echelle appliquee k la bouteille, seroit un espace de 

 558 pouces cubes j toutes les ouvertures etant closes et ayant 

 ferme le robjnet D ,, on entend aisement que I'air introduit dans 

 la bouteille ne sera pas de la densite de I'air exterieur ; mais plu- 

 tot il sera sous la presslon atrriospherique diminuee de la pression 

 qu'excrce la colonne d'eau qui est entre. RR et le niveau de I'eau 

 de la cuve J c'est-kdire que si le barometre est a 22 pouces et que 



