aSS JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



Le bee du chalnmeau ayant ete adapte k I'extremite da ttf^au 

 LL , on fait c^gouter de I'ean dans le syphon en onvrant iifi peu 

 lerobinctG Jiisqti'a ce qne I'eau ait aussi rempli une partie de 

 I'entonnoir F , et alors on le ferine avec son bouclion ^ et on onvre 

 complettement le robinetG; ayant adapte le corps de la maniere 

 la plus convenable a la lampe, on n'a qn'a onvrir le robitiet K 



{)oiir avoir au moment nn dard de flamine tres-vif , et qu'on est 

 e maJtre de mod^rer , en ouvrant pins ou inoins l-e robinet K. 

 L'operation finie , on ferme k I'instant: metne le robinet K et 

 ersuite le robinet G; on debouche I'entonnoir F : et (?n faisant 

 egouter I'eau de la bonteille , moyennant I'ouverture D , on 

 amenc de nouveau I'air de la boinedle a la meme pression que 

 Fair exterieur; la nouvelle quantite d'eau qui sera ainsi dans la 

 l)outeille sera la mesure du volume du gaz oxyg^ne employ^ k 

 27 degres de pression. 



L'experience m'ayant appris que cctte maniere de mettre en 

 usage I'appareil est ia plus simple et la plus exacte, je me suis 

 permis quelque detail : il est bon d'avcrtir encore , qne comine 

 I'air qui est comprime ou dilate n'acquiert un autre volume sous 

 diverses pressions que lentement , et que la diminution ou aug- 

 mentation de son volume suit toujours certaincs lois.. ; il sera 

 necessaire , avant de juger de son veritable volume, d'avoir 

 egard au temps et k la temperature si elle n'est plus la meme. 



Je ne dois pas oublier quelqucs-autres reflexions sur I'usage 

 de cette machine qui , quoique faciles a faire , pourroicnt nc pas 

 se presenter k tons mes lecteurs, et laisser quelque doute sur 

 son exactitude. 



Comme on emploie dans cet appareil la pression de I'eau qui 

 doit occuper I'espace rempli par I'air, pour le faire sortir, et 

 qu'on se sert de la moindre gravite speciiique de gaz pour les 

 faire monter au travers de la colonne continue d'eau que prescnte 

 I'appareil , et qu''ainsi on parvient k chasser I'eau du recipient 

 des gaz, etc. , on voit aisement que I'eau de I'appareil sera tan- 

 tot en contact avec un air tres-condense, tantot avec un airtids- 

 dilate, de sorte que tantot I'eau doit s'impregner d'une nouvelle 

 quantite d'air , tantfit peut^tre en donner elle-meme. Cette 

 erreur nous est commune avec le gazom^tre de Lavoisier , quoi- 

 que dans celui-li nn appareil particulier de poids gravitant sur 

 I'air, etc. etc. etc., determine d'autre fa^on ou I'issue, oul'en- 

 tree des gaz. 



Pour corriger la premiere erreur, on pourra ^vainer la quan- 

 tity d'air absorbee par I'eau de I'appareil , 1°. par ia quantite 



