ET D'HISTOIRE NATURELLE. 445 



Voici sa description. 



A. B. C. est un tube <Je verre d'environ 33 pouces de longueur, 

 qu'on coude de B en C , de maniere qii'on laisse un ^carteraent 

 d''environ un pouce entre ses deux branches. PI. i. 



D. Est un robinet en fer , en ivoire, en buis , on de toute au- 

 tre substance qucj le mercure ne pcut attaqner. 11 sert a inter- 

 cepter a volonte son passage dans la cuvette. Le buis , trempe 

 dans de la aire bonillante, me paroit tres proprepour un bon ro- 

 binet , attendu qu'il peut permettre au mercure de passer entre 

 le robinet ct son bouclion ^ ( si le mercure contenu dans le tube 

 se dilatoit trop ) sans le laisser ecliapper lorsqix'il ne se dilate pas. 

 Des robinets d'ivoire offrent le mcme arantage. 



E. Est une cuvette cylindrique dont on doit connoitre le duv- 

 m^tre : un pouce ou environ est la dimension qui me paroit la plus 

 convenable pour un barometre portatif. 



F. Est une peau de chamois dont on recouvre la cuvette. Elle 

 permet a I'air d'agir snr le mercure , et reiripecbe de s'echapper 

 lorsqu'on transporte I'instrutnent. 



Apres avoir fait bouillir le mercure dans le tube, on mastique le 

 robinet et la cuvette a la conrbure interieure , on ajoute eiisuite 

 quelque pen de mercure pour qu'il en suruage an-dessus du ro- 

 binet ( lorsqu'on I'a ferme apres avoir incline I'instrument ). 



11 est aise de comprendre que le dianietre inteiicur da long 

 tube , et cclui de la cnvelte etant connus, on peut obtenlr la plus 

 rigourense precision lorsqn'ils sont bien calibres et parfaitement 

 cylindrlqnes , puisqiie connoissant le diametre de deux tylindres , 

 on connoit le rapport de leur solidite. ( i ) 



Si on veut eviter ce legercalcul , on n'a qu'a mastiquer au ro- 

 binet une tres- large cuvette , et alors I'erreur causee par I'eleva- 

 tion du niveau du mercure seroit d'une fraction de ligne tres-pc- 

 litc , quand mome le barometre descendroit de plusieurs pouces. 



Dairs le cas (pi'on ne veuille pas adapter au robinet , une large 

 cuveite qui rend le barometre plus lourd , on n'a qu'a mesurer la 

 hauteur du mercuve au-dessus de la lign,^ de niveau , et la sous- 

 traire de cells du mercure dans le long tube ; supposons , par 

 exemple, que le barometre marque 20 p. 6 1.. et que le mercure de 



(1) Supposons que le tube da barometre ait (Unix lignes , et la ciivelle flo'jze , 

 I'ai'-e.'.iiuii du luticurc dans la cuvelle , sera a r<jb;ussement du mercure dans \s 

 tube , comme le carre fles surfaces; el da:is eel exeniple, romme 4 :: 144, 

 ou 1 :: 36. 11 Caut done, lorsque le barometre marque 25 pouces, soustrairu cl^ 

 celte haultur 3'- , c'csl-a-dire une ligne , et on a pour Imileur reelle 24 p. n U^^. 



