446 JOURNAL DE P II Y S I Q U E , B E C II I JII E 



la' cuvette se soit eleve d'une ligne-, il me reste i3 p. 5 1. pour la 



hauteur liu nicrcure. 



Si je \eux piendre ti'un coup-d'ocll la hauteijr de mon barorae- 

 tre sans faiic le moiiidre Cfllcul , il est. i^ise d'ituagifit'^'. comment 

 on pent gradupr soniechelle pour que celteicorvecfipn soit nulle. 



On peut adapter a cet instrument un nonius on cyrscur qui 

 rende sensible i- on meme --- de lienc ; mais ies variations des 

 tranches snperieures de ratttiospliere nous sont cues assez con- 

 iiues pour avoir recours a une graduation aussi exacle dans la me- 

 sure des hauteurs. Ne devons nous pas regarder comme un baro- 

 metre tres-exact , celui sur Icnuel on peut observer un Aj de jigne ? 

 Les crreurs dans la mesure des grandes elevations, proviennent 

 plutcit de I'inegale densite des couches aUnospheriqnes et de I'at- 

 traction du mercure dans le tubcj que du defaut de subdivision. 

 Uti Ijarometrc sera tou)ours assez bon , si le mercure qu'il cori- 

 ticnt est bien purifie , bien sec , et qu'il ait bouilli dans le tube ; si 

 le tube a au raoins une ligne j de diametre, si par une bonne cons- 

 truction on empeche I'air de s'y introduire malgre le mouvement 

 imprime par un long voyage , et sur-tout si on peut mesurer exac- 

 tement I'intervalle comprjs entre la surface du mercure contenu 

 dans le tube et dans la cuvette. 



Ce baroinetre differe peu de celui de Deluc , mais il est d'une 

 construction plus simple , moins dispendieuse ; la cuvette que j'ai 

 substituee au tub&et recouverte de peau , sert a conserver unpeu 

 de mercure dans le reservoir, pour qu'il nc roste pas du vide entre 

 le robinet et la courbure lorsqu'oii a incline le barometre pour le 

 transporter ; sa forme cylindrique et peu profbnde perinet de la 

 netoyer aisement en cas quo le metal s'oxide. Deluc avoue que 

 son barometre est incommode pour des observations journalieres ; 

 celui que jc viens de decrire n'a pas cet inconvenient. II est tout 

 a-la lois poit-uif et de cabinet. J'ai deja dit qu'en negligeant 

 toute correction , I'errcur qui resulteroit de la difference des ni- 

 veaux ne seroit que de ^- j diffetience qu'on peut negliger en fai- 

 sant des observations nieieorologiqucs. 



Un des gran Js avantages de cet instrument , c'eU d'etre compa- 

 rable en choisissant des tubes d'cnviron deux lignes ct des cylin- 

 dres d'un pouce. Qu'importe qu'un barometre a cuvette se sou- 

 tienne un peu plus haut ou un peu plus bss que cehii 3l syphon , 

 si cet abaissemcnt est constant, et sa marclie reguliere : j'ai porta 

 sur des montagnes de plus de iboo toises les deux diffcrens baro- 

 ni^tres. 



J'ai flit ace sujet plusieurs experiences sur le Mont-Ventoux; 



