l34 JOUnXAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



laisser quelque temps en contact avec de I'azote ou avec de I'air , 

 on pcut les employer avec avantage a I'analjse de I'atmosphere. 

 Nous observerons cependant qu'ayant linconv^nient d'exiger 

 beaucoup de temps pour que leur action soit complete, il en 

 resulte qu'on est obllg^ d avoir recours aux corrections du ther- 

 mometre et du barometre qui sont sonvent tres incertaines. La. 

 njeilleure maniere de rems^dier a cet inconvenient est sans doiite 

 de snivre la methode de MM. Bertliollet et Marti , qui consifte a 

 mettre en coniparaison sur I'eau une quantity d^terminee d'air, 

 pour en conclure d'apres ses variations de volume, celle de I'air 

 qu'on analyse ; mais cette m^ihode ne nous a pas paru avoir 

 dans la pratique tout I'avantage qu'elle semble promettre. 



Nous feronsremarquer encore a I'^gard detous lesmoyens eu- 

 diometriquesoulasubstanceabsorbante estsolide ouliquide , que 

 si I'on coniniet une erreur , soit en observant les divisions de 

 I'instrument , soit dans 1 appreciation des incertitudes de la md- 

 thode , cette erreur porte n^cessairement en entier sur la quan- 

 tity d'oxigene ; et comnie avec toutel'exactitude possible on ne 

 pent pas repondre de beaucoup moins d'un centidme , il en r^sul- 

 teroit qu'on ne pourroit pas determiner la proportion d'oxigene 

 contenue dans I'air au-dela de cette quantite. On remarque , en 

 effet , que les cliimistes en se servant de moyens semblables 

 ont trouve des variations assez considerables dans la quantite 

 d'oxigene de lair; et M. Marti lui-meme , qui paroit avoir fait 

 irn tres-grand nombre d'expdriences avec les sulfures alkalins , 

 et apr^s avoir reconnu les precautions qu'ils exigent, la fixe entra 

 0,21 et o,23. Nous verrons plus bas que les moyens eudioniditri- 

 ••[ues dans lesquels la substance qui se combine avec I'oxigene 

 est gazeuse , peuvent donner une plus grande precision. 



Cbmme ribus nous etioiis propose deS le cbtVi men cement de 

 notre travail de nous assurer si Teudiometre de Volta pouvoife 

 fitre employ^ a I'analyse de I'air, nous avons fixe principalement 

 ijotre attention sur lui. On avoit aecus6 cet instrument d'etre 

 infidele , d'indiqucr dans I'air de trop petites quantites d'oxigene ; 

 niais il nous avoit paru qu'en sufpposant qu'il exigeat des cor- 

 rections, on pouvoit en les appreciant, BJnsi que la loi de leufs 

 variations , le reiidre trcbs exact ettr^s-commode ; eii consequence 

 nous nous sommes propose les questions suivantes : 



1°. Lorsqu'on ehflamme tm melange de gfeiz bydrogene et 

 de gaz oxigene dans I'eudiomeire de Volla, I'absorption d'un dfis 

 gaz peut-elle etre complete? 



