'^ B* d'hISTOTRE KATUB.ELLE. l49 



Seguin, la plus exacte qu'on ait faite jusqu'a ce jour siir cft objer, 

 I'eau contient en poids 85.663 d'oxigene, et 74.358 d'liydrc- 

 gene. Mais I'exp^rience ayant ^te faite a la temperature de i4° 

 environ , et la correction due a I'eau tenue en dissolution par les 

 gaz n'ayant pas ^t^ faite, il en r^sulte qu'en ado[)tant leur 

 pesanteur specifique du gaz oxigene et du gaz hydrcgene , ainst 

 que le rapport de leurs Tolumes dans icur conibinaison , 

 et en admeltant de plus avec Saussure qu'un pied cube d'aira. 

 la temperature de ]4° , contient a tres-peu-pres jo grains d'eau 

 en dissolution, le rapport pondt^ral de I'oxigene a I'hydrogene, 

 au lieu d'etre de 86,662 a 14, 358, seroit de 87,41 ^ i2,5g ; difft^. 

 rence bien remarquable et qui doit avoir surtout une grande 

 influence dans les analyses oil il s'agit de determiner le poids 

 r^el de I'hydrogtine. La menie consicieration s'applique aussi a 

 la pesanteur specifique des g.nz , et principalement a celle de 

 I'hydrogene dont environ la sixieme partie est due a I'eau qu'il 

 tient en dissolution , lorsque la temperature , comme nous le 

 supposons ici, est de 14° <lu therniometre de Reaumur. Nous 

 ne doutons done pas que si on avoit du gaz hydrogene par- 

 faitement sec et priv6 du gaz azote qui paroit I'accompagner 

 tres souvent , on ne trouvatsa i^giirete sp^cjiique i5 foisaumoins 

 plus forte que celle de I'air atmospherique. 



II nous reste encore pour r^pondre a la derniere question 

 que nous nous sommes proposee , a faire voir quelles sont les 

 limites d'erreur de I'eudiometre de Volta , et ensuite quelles 

 sont les plus petites quantitds d'oxigene ou d'hydrog^ne, qu'on 

 peut evaluer par son moyen. 



Les effets qu'on obtient avec cet instrument ^tant instan- 

 tan^s , sont ind^pendans du tliermom^tre et du barometre. Soua 

 ce rapport il a I'avantage tres-marqu^ sur le phospliore et les 

 sulfures alkalins , de donner des resultats tres-comparables ; 

 mais ce n'est pas le seul, il a encore ceiui des moyens eudio- 

 m^triques qui donnent des multiples de la quantity a ^valuer, 

 Comme dans cet instrument chaque centieme d'oxigene est 

 repr^sente par une absorption trois fois plus forte , I'erreur 

 qu'on peut commettre ne porte que pour un tiers sur ce 

 gaz , et maintenant surtout que nous avons des instruraena 

 tres-exacts qui divisent la mesure en trois cents parties , on 

 voit qu'en nous trompant meme d'une division, I'exactitude 



£our la quantity d'oxigene , peut etre port^e a prfes d'un mil- 

 eme de la quantity d'air analys6» 



