aSo JOURNAL DE ru-iSIQUE, DE CHrMIE 



Ces rcsiiliats paroissent fort dit'Ferens des riotres par leur di- 

 vergence, et il y a lieu de s'tiloniier qu'ils aient moins d'uni- 

 foniiite dans des cliinats ou lo baiometre varie a peine , qu'ils 

 n'en orit dans nos contrcVs ou il oscille sans cesse, an gre des 

 vicissitudes du temps.Quelquesconsidt^rations cependantpeuvent 

 diminuer a. nos yeux. la valeur de ces differences. 



Et d'abord j'observe que M. Humboldt n'ayant pas comme 

 nous le projet de verifier les formules , n'a pas cru devoir pous- 

 ser la precision aussi loin , en mesurantla colonne de mercure. 

 II ne la donne jamais qu'en dixiemes de lignes. Or un dixieme 

 de ligne correspond a une couche d'air d'environ trois metres 

 d'^paisseur, ce qui est une quantite notable dans la mesure des 

 petites hauteurs. Je ne lue suis jamais contente a. moins des 

 dixiemes de millimetres, et nous avons presque toujours em- 

 ploye, M. Dangos et moi , des divisions (|ui donnoient directe- 

 ment ou indirecteinent les centiemes de lignes. Je n'ai pas be- 

 soin d'ajouler que nos instrumens etoient construits de fafon 

 a nous fournir dans le niveau du bain de mercure , un point 

 de depart exempt de toute ambiguity, et que nous ne risquions 

 pas , comme il arrive trop souvent avec les barometres portatifs 

 drdinaires, de perdre a une extiemite, par I'inexactitude de 

 I'estime , plus que nous ne pouvions gagner a I'autre par 

 I'exactitude de la notation. 



Si les observations de M. Humboldt ont et^ affectees de quel- 

 ques-unes de ces causes d'erreur, c'est surtout dans les cinq 

 premieres qu'elles ont du se rendre sensibles, parceque ces 

 observations ont ^te faites sur de tr(is- petites colonnes d'air, 

 et que linfluence des erreurs s'agrandit a proportion que la 

 hauteur mesuree diminue. D ailleurs elles ont ^te faites a la 

 surface de la terre, et c'est la que les actions perturbatrices 

 d^ploient partlculierenient leur energie. Enfin elles ont cte fai- 

 tes dans des niines oil !e barometre et le thermoiueire ont pu 

 ^tre troubles dans leur marche, I'un par des courans d'air ver- 

 ticaux, I'autre par des causes accidentelles et locales de froid 

 et de cliaud. Ce n'est point dans de pareils lieux et dans de 

 pareilles circonstances que les formules peuvent etre essaj^es. 

 Toutes celles que j'ai appliqu^es a ces cinq observations , 

 m'ont montre chacune a leur maniure les meines anomalies. 



La sixieme observation n'appartient point a M. de Humboldt. 

 M. de Sonnenschmidt qui I'a faite,rapporleles hauteurs du baro- 

 metre, sans faire mention du thermometre de correction pour 



la 



