l6o JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMrE 



tempe'iatui-e en placant un iherniometre au centre du tii3'au dans 

 lequel circuloit legaz ; mais avecun peud'altention, on compvendra 

 que le tliermoraetie ainsi place, devoit indiquer uiie temperatuie 

 plus basse que celle du courant. En effet, les pauois du tuyau 

 etoient toujours plus froides que le courant de gaz qui circuloit 

 dans son centre, et par consequent elles devoientagir par rayon- 

 nement sur la boule du ihermometre et abaisser sa temperature. 

 Lorsqu'on a place dans le centre du tuyau un therraometre a 

 boule doree et polie, et qui devoit par consequent etre iiioins 

 influence'e par le rajonnement, il s'est tenu de plus d'un degre 

 plus haut qu'un thermometre ordinaire. Ce iait prouve d'une 

 maniere evidente, I'influence des parois , et par consequent la 

 difiiculte de determiner, au mo_y en du ihermometre , la tempe- 

 rature d'un courant qui circule dans un tube. 



Cette difficulte d'apprecier la tempe'ralure du courant de gaz 

 a son enfre'e dans le calorimetre , nous a engages a donuer le 

 moins de longueur possible a la partie du tu^au de conduite 

 intermediaire entre le tuyau rempli de vapeur et le calorimetre; 

 par ce moyen nous avons fait ensorte que, malgre les causes qui 

 pouvoienl tendre a abaisser la temperature du thermometre, elle 

 se raaintenoit cependant a un terme voisin de celui de I'eau 

 bouillante, et comme nous e'tions certains que la temperature 

 reelle du courant de gaz ne pouvoit pas etre infe'rieure a celle 

 du thermometre place au centre du tuyau, ni superieure a celle 

 de i'eau bouillante, nous ne pouvions pas faire d'erreur impor- 

 tanfe en la regardant comme egale a la moyenne entre ces deux 

 temperatures. 



D'un autre cote, on s'est assure que le courant de gaz en 

 Iraversant le serpentin du calorimetre , perdoit tout I'exces de 

 sa chaleur , et sortoit exacteraent a la meme temperature que 

 I'eau qui le remplissoit. On en a done conclu que la chaleur 

 abandonnee par le courant de gaz, etoit egale a I'exces de sa 

 temperature a son entree dans le calorimetre, telle que nous 

 Tavons determinee plus haut, sur celle du calorimetre. 



§IV. 



Injluence du tuyau qui semoit d, rechaitffer le gaz sur la 

 temperature du Calorimetre. 



II y avoitun inconvenient a raccourcir la paitie du tuyau de 

 conduite iutermedjaire entre le tujau rempli de vapeur et le 



calorimetre. 



