283 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



servation, en ont fait abandonner Fusage. Celui que je vais 

 proposer est (res- facile a donstruire ; il est independant des va- 

 riations de la pression de l'atmosphere , et l'extremite de la 

 colonne de mercure se trouvant dans le vide , ne peut s'oxider 

 el noircir la partie du tuyau dans laquelle elle se meut, et oil 

 Ton observe les. variations de la chaleur comme dans les autres 

 thermometres d'air. 



D\m nouveau Thermometre d'air. 



Ce nouveau thermometre, pi. i, est compose, i° d'un tuyau 

 cylindrique de verre AB, semblable a uri tuyau de baromelre 

 ordinaire, mais dont le diametre intdrieur n'est que d'environ 

 une ligne. Ce tuyau est bouche hermetiquement en A,et ouveit 

 a u bout B; sa longueur doit etre de 3a, a 40 pouces ; 2 d'une 

 fiole cylindrique de verre C,a fond plat,de la hauteur de trois 

 a qualre pouces et de deux pouces environ de diametre, dont 

 1'orifice est tel, que le bout B du tuyau puisse y entrer, et 

 3° d'une planche de sapin D, sur laquelle tout 1'appareil est 

 fixe; cette planche est evide'e tout autour de la Hole qui ne re- 

 pose que Mir une pelite pointe de me'tal E, afin que la temperature 

 de la monture ne puisse influer sur la temperature de l'air de 

 la hole. 



Pour construire cet instrument, on commence par verser du 

 mercure bien purifie' dans la hole jusqu'a la hauteur de sept a 

 huit ligues; on place la hole dans un bain de sable qu'on echauhe 

 lentement jusqu'a ce que le mercure entre en ebullition; on 

 entretient cette ebullition pendant un certain temps, et lorsqu'on 

 juge que Thumidite que pouvoit contenir le mercure, ou qui 

 pouvoit etre attachee aux parois de la hole, est totalement dis- 

 sipe'e, on eteint le feu , on laisse refroidir le tout, et quand la 

 hole peut etre manie'e , on la retire et on la place tout de suite 

 sous une cloche de verre pleine d'air desseche au moyen de la 

 chaux vive, ou avec de la potasse, suivant le precede de M. de 

 Saussure (i) ; on scelle ensuite le bord de la cloche sur la plaque 

 de metal qui la supporte, au moyen d'un cordon de cire molle 

 qu'on dtend tout autour pour interdiretoutacces a l'air exterieur. 



On remplit de mercure bien purifie le tuyau, et Ton fait 



(1) Essai sur Vhj-grometrie , pag. 24 et a5. 



