448 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CIIIiNIIE 



Dnns ce Prospectus, M. Leblanc d'Eguilly annonce enlre 

 autres rhoses : 



« Qu'il a trouv^ le moyen de rectifier un niveau a lunette , 

 V du inf^cani.sme le plus simple , et qu'il I'a often au Ministre 

 » de rintc'rieur le 5 mars '807, en attachant una reses^ve a rodVe 

 J) qu'il a f.iile de son moyen ; 



» Qu'il a adresse a ce nidme Ministre, le 4 avril suivant, un 

 y> Mi^moire sur liniperfeciion des niveaux a lunette tlont on se 

 » sert , et sur I'in.sullisance du proc^de qu'on emploie a ve- 

 » riflor le parall^lisme de I'axe optique. » 



M. Leblanc d'Eguiiiy ajoute que son moyen naxant pas etc 

 communique , il ne fera point partie de I'ouvrat^e dmit il publie 

 le prospectus, et qu'il ne rannonce que pour donner avis aux 

 personnes qui desireroient en acquerir la proprieic, 



D63 le commencement de I'aun^e 806, peu de temps apres 

 la publication de I'ouvrage de M. Biisson Descars, ing(5nieur 

 en clief^ des pouts et chaussees , ayant eu ii faire construire 

 un niveau a lunette a buUe d'air, je lis les memes observations 

 que celles qui sont ins^rees dans le prospectus de M. Leblanc 

 d'Eguilly : elles portent sur ce que, dans la construction oidi- 

 naire de cet instrument, la raani^re de centrer la lunette, en 

 la tournant sur ses appuis ou collets , n'est point susceptible 

 d'exaclitude, a cause de I'imperf'ection des collets et des tou- 

 riilons, et sur ce que, pour rendre I'axe optique horizontal ^ 

 on suit une ni^thode fausse , en ce que d'abord il est presque 

 impossible de faire les tourillons de la lunette rigoureuseinent 

 ^gaux, et qu'ensuite, malgr^ leur in^galit^, Ion pent viser ua 

 lueme point qui ne seroit pas de niveau avec la lunette, en 

 employant indistinctenient I'un ou I'autre coliet , pour porter 

 I'un ou I'autre tourillonde la lunette; ce qui prouve seulement 

 que les supports sont de niveau , et iaisse la ligne de coUiuiatioa 

 ou axe de la lunette inclin^ a I'horizon. 



M. Busson Descars , dans son Essai sur le nivellement, re- 

 marque , et j'ai 6te moimeine dans le cas de le verifier, que 

 les niveaux construits par la methode ordinaire, quelque soin 

 qu'on ait apporte a leur execution, ont cet inconvenient majeur, 

 que lorsqu'on change la direction de I'instrunient , en le faisant 

 tourner sur son axe vertical , la bulls d'air du niveau ne revient 

 point h. la mcme place que dans la premiere direction, ce qui 

 oblige a rarnener I'instrument dans la posiition de niveau, par 

 un rappel a vis , et change par consequent d'une petite quantity 

 la hautfcur du niveau. 



