i 



ET d'histoibe NATURELLE. iSl 



plojes auparavaut , qui etoient enfeimes dans leui'S montures, 

 me donnoieut sans cesse des inegalites sensibles , et je ne doute 

 pas que des baiometres dout la monture seroit tbrmee seulement 

 de deux verges metaliiques qui poiteroieut la plaque , et qui seroient 

 eloign^es du tube, ne donnassent sur les hauteurs des montagnes 

 des lesultats plus exacts que ceux peuvent fournir les autres. 

 Ceux-ci, souvent tres-differens dans leur construction, inettent 

 plus ou moins le tube a I'abri du contact de I'air, ils se pretent 

 plus ou moins promptement aux vaiiations de temperature, ils 

 ^prouvent, dans les voyages, un jeu hygrometrique; ils se plieut, 

 se redressent. . ., avec une disposition analogue a celle dont je 

 viens de parler, il semble que le thermometre nous donneroit 

 assez jusle la temperature de la colonne de mercure du baro- 

 metre ; je dis de la colonne, parce que c'est la seule qui nous 

 inte'resse , celle de la cuvette ne pouvant influer que d'une quantity 

 insensible sur la ligne de niveau. 



On voit que j'ai suivi, dans ces experiences, k peu pres Ja 

 methode qu'avoit employee M. Deluc; mais je crois que son 

 resultat ne sauroit convenir a des barometres d'une construction 

 tjuelconque, et que le mien ne peut s'appliquer qu'a ceux que 

 je propose, c'est-a-dire , a des tubes eatieiement nus. 



NOTES. 



(i) Ceci ne touche en rien au merite du Memoire cite; ce 

 Mdmoire est tres-digne de son savant auteur, qui, depuis, a fraite 

 en physicien-geometre toutes les parties de cette question. 



(2) J'avois dit (^Journal de Physique, avril 1787) que les 

 vents impetueux que Ton eprouve a Malte, tenoient souvent 

 le mercure de mon baroraetre en oscillation; c'est une erreur 

 que I'on ine fit reconnoitre depuis; le mercure oscilloit bien reel- 

 lement, mais ce mouvement provenoit de I'oscillation du mur 

 auquel il etoit attache; cependant ce mur, mur de refent, avoit 

 2opouces d'dpaisseur , et les mvirs exterieurs de mon apparfement 

 avoient 5 pieds, il semble qu'avec de tels garans, mon erreur 

 peut etre excusable. 



(4) M. Pictet, dont ropiniou est d'un si grand poids, se con- 



