Boti. Luigi Mendola [Memoria IX] 



così diffusi oggidì nelle stazioni termo-udometriche d' Italia per 

 opera dell' Uflficio Centrale di Meteorologia di Roma; esso è stato 

 costruito dal Secretan a Parigi ed è del tipo che va sotto 

 il nome di pluviometro totalizzatore di Hervé-Mangon, cioè 

 un declupatore costituito da un collettore imbutiforme ad orlo 

 cilindrico tagliente, e da un serbatojo cilindrico avente una se- 

 zione 10 volte più piccola del collettore, e munito di un tubo 

 di livello e di una scala graduata con 200 tratti equidistanti, 

 incisi sopi-a una striscia di ottone argentato. Al di sotto di 

 questo serbatojo è un secondo serbatojo cilindrico a basi coniche 

 molto ampio, completamente chiuso e che può comunicare col 

 soprastante per mezzo di una chiavetta. Esso serve a raccogliere 

 il liquido risultante da parecchie osservazioni e permettere così 

 un controllo a le singole letture. 



L'altezza dell'acqua caduta si ottei'rebbe, come in generale, 

 dividendone il suo volume per la superficie del collettore ; ma 

 questo nel caso nostro ha un diametro di 22G mm., così che ne 

 risulta una superficie di 4 dm^ esattamente. Per tal modo ba- 

 sterà dividere per 40 il numero de' cm^ di acqua raccolta per 

 averne il valore in mm. di altezza. In particolai-e, ogni gradua- 

 zione della scala incisa corrisponde a un volume dei serbatojo 

 equivalente a 10 cm^ e però basterà semplicemente dividere 

 per 4 il numero delle divisioni lette su la sua scala per otte- 

 nere r altezza in millimetri dell' acqua caduta. 



Si sa poi che tale cifra esprimerà anche il volume di acqua 

 ili litri per ogni m^ di superficie orizzontale, o anche il volume 

 in m^ per ogni 10 are. 



* 

 * * 



Ho voluto qui riferire tutto ciò per spiegare in qual modo 

 fu commesso un grave errore da 1' aprile 18tì5 al febbraio 1876 

 nelle registrazioni udometriche. Di tatto, impiantato l'apparecchio, 

 si credette erroneamente dal personale destinato a le quotidiane 



