Prof. A. C'armino [Memoria XII. 



bile ricoiului-la al primiero stato ; invece il Direttore ha posto 

 a mia disposizione uno stanzino del [)adiglione della Fotografìa 

 Celeste, distante dal primitivo luogo d' osservazione una trentina 

 di metri circa ; un locale molto adatto per questo genere di os- 

 servazioni, non essendovi edilizi alti vicino, e quindi V aria vi è 

 perfettamente libera da tutti i lati fino a grande distanza; e seb- 

 bene i due ])unti dell'aria esplorati fossero situati ad altezze ben 

 diverse dal suolo, i)urc lio constatato sul)ito che le curve otte- 

 nute erano (]uelle caratteristiche dell' elettricità atmosferica. 



Gli ap[»arecchi da me adoperati sono quegli stessi ideati da 

 Mascart , e che hanno funzionato egi'egiamente al Collegio di 

 Erancia, ed in Italia al Collegio Komano ed all' Istituto iSupe- 

 riore di Firenze, cioè V eguagliatore a caduta d' acqua di Sir W. 

 Thomson, V elettrometro a (]uadranti Thomson-^Lascart, e 1' oro- 

 logio registratore Duboscq. 



L' eguagliatore di Thomson è un recipiente metallico appog- 

 giato sopra jiiedi isolanti e munito in basso di un lungo tubo 

 di efflusso, che traverso una piccola apertura praticata lud muro 

 sporge fuori, a due o tre metri di altezza dal suolo, sgocciolando 

 all' aria libera un liquido conduttore, per esempio, V acqua ordi- 

 naria. Ogni goccia nell' istante in cui si forma, si carica d' una 

 determinata (juantità di elettricità, eh' essa trasi)orta con sé di- 

 staccandosi, mentre che una quantità eguale d' elettricità di no- 

 me contrario si manifesta nel recipiente unito al tubo <;he ac- 

 quista, in condizioni di equilibrio elettrico , il potenziale stesso 

 del punto dell' aria dove 1' acqua si rompe in gocce , e per un 

 filo metallico sottilissimo e ben isolato trasmette la carica allo 

 ago dell' eletti'ometro. 



In realtà l'eguaglianza di potenziale non è generaluiente ot- 

 tenuta, esercitandovi una grande infiuenza la velocità d' efflusso 

 dell' acqua, la forma del getto, la capacità elettrica dei condut- 

 tori in comunicazione coli' elettrometro, e le condizioni d' isola- 

 mento delle varie parti dell' apparecchio. Ritengo suj^erfluo l'oc- 

 cuparmi di questi particolari dopo lo splendido studio fattone 



