Sulle variazioni diurne del l'otenziale elettrico delV atmosfera 3 



dai Proff. Eoiti e Pasqualini, (1) oiuV io rimando seii/' altro il 

 lettore a (jiiella memoria. Dirò semplicemente che desiderando 

 aiicir io mettermi nelle migliori condizioni per 1' osservazione , 

 ed allo scopo di eliminare i sopradetti inconTenienti, ho fatto 

 mettere il rnI)inetto della conduttura d' acqua sopra 1' eguaglia- 

 tore ad un' altezza di circa 50 cm. e regolate le cose in modo che 

 dentro il recii)iente cada a goccie tanto di acqua quanto ne sgorga 

 al difuori, cosicché il livello si mantiene pressoché costante. 



Do[>() ripetute prove e lunga esperienza posso assicurare nel 

 modo più assoluto che una tal disposizione non j^orta nessuna 

 variazione nello stato elettrico del collettore, purché 1' acqua vi 

 cada in gocce, e soltanto quando cade a filo continuo sino alla 

 supertìcie libera si stabilisce la comunicazione col suolo. Oltre la 

 comodità e il vantaggio di non dovere interrompere la curva 

 ogni qualvolta si deve riempire il collettore, si ottieue così un 

 altro etfetto utile e non trascurabile, cioè che mantenendosi co- 

 stante il livello dell'acqua nel collettore, il getto esterno conserva 

 sempre la stessa velocità, mentre varia moltissimo e spesso s'in- 

 terrompe quando il collettore da pieno è presso a vuotarsi. 



Quanto all' isolamento è da notare die gl'isolatori IMascart, 

 i quali sono generalmente usati negli Osservatorii, non prestano 

 buoni servizi se non a condizione che il vetro sia di ottima qua- 

 lità e che l'acido solforico impiegato per il suo disseccamento sia 

 molto concentrato, anzi conviene spesso rinnovarlo, poiché il ve- 

 tro è assai igroscopico. 



Invece io ho potuto realizzare un miglioramento sensibile 

 neir isolamento fìicendo poggiare il collettore sopra cilindri di 

 zolfo compatto a superficie ben levigata ; dell'altezza di circa 15 

 cm. ciascuno e del diametro di 7 cm. Per ottenere dei cilindri 

 di zolfo che possano resistere al peso di 60 o 70 kgr. senza rom- 

 persi, bisogna prendere dello zolfo puro e portarlo a completa 



(1) Osservazioni contìnue dell' eleltrii-ità atmosferica. ~ l'iilililioazioiii del li. Istituto di 

 Studi Superiore — Firenze 1884-85. 



