Prof. A. Cavasino [Memoria Xil.] 



fiaumia molto grande, pericolosa per la cassa di legno dell'oro- 

 logio a cui è attaccata la lampada . e per il ]>avimento dello 

 stanzino d'osservazioni pur esso di legno. In sua vece tì ho 

 sostituito r illuminazione a gas acetilene , prodotto da uno spe- 

 ciale acetilenogeno , con consumo medio giornaliero di un chi- 

 logrammo di carburo di calcio. In tal modo si ottiene una fiam- 

 ma che può essere facilmente regolata , ed in line è evitato il 

 pericolo d' incendio perchè V apparecchio di produzione del gas 

 vien posto all' aperto, e questo vien guidato dentro V osservato- 

 rio da un' apposita conduttura. 



Il fascio di luce che traversa la fenditura della lampada , 

 raccolto da una lente , vien riflesso dallo specchietto unito al- 

 l'ago dell' elettrometro, e poscia va a colpire, traverso una nuo- 

 va fenditura perpendicolare alla prima , la carta sensibile del 

 registratore Puboscq. Il quale è essenzialmente costituito da un 

 orologio a pendolo che comunica il movimento ad un telaio , 

 dove è posta la carta fotografica: il movimento avviene in modo 

 che in 2i ore la carta scorre per tutta la sua lunghezza da- 

 vanti alla fessura detta sopra , e il punto luminoso che la col- 

 pisce vi traccia così una curva rap])resentante i valori del po- 

 tenziale elettrico nell' aria. 



« 

 * * 



Esporrò ora in breve i risultati delle mie osservazioni, che 

 sebbene esse siano in numero assai limitato , e tali da non po- 

 terne dedurre un risultato decisivo , pure quel poco che ho 

 potuto fare merita, io credo, qualche considerazione. 



La curva del potenziale elettrico dell' atmosfera presenta 

 tre caratteri ben distinti dei quali conviene principalmente te- 

 ner conto per istudiarla : 1. Le variazioni regolari, le quali sono 

 state riconosciute periodiche con due massimi e minimi nelle 21 

 ore. 2. Le variazioni irregolari che da quelle piccole e inces- 

 santi che fanno dentata e bizzarramente sinuosa la curva, vanno 



