398 D. BODDAEBT i' 



PARTE PRIMA 

 Strumenti adoperati. 



Grli strumenti, di proprietà del Gabinetto di Fisica della R. Università, furono 

 gentilmente messi a mia disposizione dal Prof. Naccari, al quale debbo i piìi sentiti 

 ringraziamenti. Debbo pure ringraziare i Prof. Palazzo e Chistoni che mi furono 

 larghi di preziosi consigli. 



Il declinometro è del modello di Kew, modificato dal Chistoni, e fabbricato dal 

 Salmoiraghi di Milano, sotto la direzione del medesimo Chistoni. Questo strumento 

 è robustissimo, forse un po' troppo pesante. 



Il circolo orizzontale è diviso in 20', i suoi nonii danno direttamente i 20" e 

 permettono di apprezzare i 10". Sul piatto orizzontale è fissata la cassetta ove è 

 sospeso i! magnete mediante un filo di bozzolo protetto da un tubo di vetro. La 

 parte superiore del tubo porta il circolo di torsione. L'apparecchio è munito di due 

 tubi di vetro, ma il più lungo non è ben centrato. 



Il cannocchiale che serve tanto per le puntate al Sole ed alla mira che per le 

 puntate al magnete a collimatore, è del modello spezzato; esso è collegato al circolo 

 verticale, diviso in mezzi gradi, mentre i suoi nonii danno il minuto primo, ciò che 

 mi sembra alquanto insufficiente. 



Lo strumento è munito di tre livelle: una fissa sul circolo orizzontale; una livella 

 a cavaliere che poggia sui perni del cannocchiale: ed una livelletta di spia fissa 

 all'alidada del circolo verticale. 



Per la livella a cavaliere e la livella di spia, determinai il valore di una divi- 

 8Ì(me col comparatore del Gabinetto di Geodesia della R. Università. Ottenni i valori 

 seguenti : 



Per la, livella a cavaliere: 1 div. := 16" 



di spia „ = l'26". 



Uno specchietto che si adatta sul contrappeso opposto al cannocchiale, serve 

 ad illuminare le divisioni del magnete a collimatore, ma l'ho trovato poco comodo 

 perchè, variando l'incidenza della luce , si deve spostare lo specchietto, e così si 

 perde alle volte molto tempo, specialmente nell'esperienza delle deviazioni; prefe- 

 risco adoperare una piccola lampada da teodolite, priva di sostanze magnetiche: in 

 questo modo risparmio una ventina di minuti nelle misure di deviazioni. 



In cassetta separata si trova l'asta metrica che si fissa sul piatto orizzontale 

 per l'esperienza delle deviazioni. Le divisioni di quest'asta sono alquanto grossolane 

 ed irregolari. 



Lo strumento è completato da un apparecchio per la determinazione del coeffi- 

 ciente di induzione, fabbricato dal meccanico Fascianelli di Roma, dieti-o le indica- 

 zioni del Prof. Palazzo. 



Il' inclinometro è del modello di Dover, e porta il n° 90; non è munito dell'ap- 

 parecchio del Lloyd per la forza totale. Gli aghi di inclinazione sono due; essi mi 

 diedero sempre risultati abbastanza concordanti. 



