7 MISURE MAGNETICHE NEI DINTORNI DI TORINO 403 



scartai tuttavia con rincrescimento, perchè era stato studiato minutamente dal 

 Prof. Chistoni (cfr. "Memorie della R. Accad. di Modena,, serie II. voi. IX; 

 serie HI, voi. II). 



Influenza degli errori strumentali nelle misure di Declinazione. — Non farò che 

 riassumere ciò che dice in proposito il Prof. Palazzo (loc. cit.). 



Dalla forinola del Jordan [Handh. der Vermessungskunde , II, 165: v. anche 

 Jadanza, loc. cit.), si deduce che gli errori di collimazione, inclinazione e verticalità 

 non hanno influenza sensibile finche l'altezza della mira sull'orizzonte è inferiore a 11°. 

 Ora nel mio caso la cassetta del magnete non permette di osservare mire di altezza 

 superiore a 4°; non avevo quindi da preoccuparmi di tali errori; procuravo tuttavia 

 di tener sempre il teodolite ben regolato. 



Riguardo alla torsione del filo di sospensione, valgono anche per il magnetometro 

 da me adoperato le considerazioni del Prof. Palazzo; cioè il peso di torsione non 

 permette di annullare la torsione che con una certa approssimazione; non credo però 

 che l'errore massimo nello stabilire la direzione di torsione nulla abbia raggiunto 

 mai i 10°. Le esperienze del Contarino hanno dimostrato che non esiste l'esatta pro- 

 porzionalità tra la forza torcente e l'angolo di torsione; ma per il grado di esattezza 

 al quale ci atteniamo, possiamo ammettere senz'altro questa proporzionalità, e scri- 

 vere che la deviazione prodotta da 10° di torsione è -^, essendo A la deviazione 



OD 



prodotta da 360" di torsione, che si misura nell'esperienza delle oscillazioni. 



Nella campagna del 1905 l'effetto di 360° di torsione si mantenne vicina a 15'; 

 in quella del 1906, avendo trovato un filo migliore, ottenni dei valori di circa 9'. 

 Quindi la deviazione massima dovuta alla torsione residua sarebbe rispettivamente 

 di 0',42 e 0',25. 



L'influenza dell'imperfetto parallelismo delle facce dei vetrini che chiudono le finestre 

 della scatola del magnete è trascurabile nel magnetometro da me adoperato. Notiamo 

 che l'errore nelle misure non può provenire che dal vetrino posteriore, quello cioè 

 opposto al cannocchiale, giacché attraverso l'altro' si punta tanto alla mira che al 

 magnete. Nel magnetometro di Roma il vetrino posteriore è scorrevole lungo due 

 guide, e si può allontanare per la puntata alla mira, mentre nel magnetometro Sal- 

 moiraghi esso è fisso. Prima però di cominciare le misure, mi sono assicurato che 

 non produce deviazione sensibile dei raggi luminosi. Del resto, le puntate alla mira, 

 con e senza cassetta, non differirono mai di oltre 20", ed il piìi delle volte ottenni 

 letture identiche. 



II. Inclinazione. 



Il metodo seguito fu quello della misura diretta, cioè tenendo il piano di oscil- 

 lazione dell'ago nel piano del meridiano magnetico. Quest'ultimo si determinava con 

 una serie di otto letture corrispondenti alla posizione verticale dell'ago. È noto che 

 anche un errore di 2" sulla traccia del piano pei-pendicolaro al meridiano magnetico 

 non falserebbe il valore dell'inclinazione che di circa 1'. 



Le osservazioni si fecero in tutte le posizioni richieste dalla teoria per eliminare 

 i diversi errori, di eccentricità dell'ago e dei perni, errori di graduazione del cerchio, 



