468 VINCENZO BORELLI 18 



Disposizione sperimentale. — Per la determinazione dei numeri di trasporto del 

 perclorato di cianomercurio fu adoperato l'apparecchio rappresentato nella figura 4. 



E costituito da due tubi ad ?7 perfettamente uguali; uno dei due lati è piìi 

 lungo dell'altro e si allarga alla parte superiore in una camera, funzionante da ca- 

 mera anodica A o catodica C, la quale è chiusa da un coperchio smerigliato che si 

 prolunga in un tubo sottile. Questo tubo viene mantenuto aperto acciocché da esso si 

 possano svolgere i gas che si formano durante l'elettrolisi: esso serve inoltre al pas- 

 saggio del filo dell'elettrodo. Siccome tutte le elettrolisi vennero effettuate tra elet- 

 trodi di platino, si aveva, tanto all'anodo quanto al catodo, una diminuzione della 

 concentrazione della soluzione e conseguentemente si formava in questo spazio uno 

 strato di liquido meno denso; essendo gli elettrodi collocati alia stessa altezza e 

 venendo le due soluzioni più leggere a formarsi nei punti più elevati, era così evi- 

 tato ogni pericolo di diffusione e di rimescolamento del liquido, come conseguenza 

 delle variazioni di densità. 



I rami più corti dei due tubi ad U portano saldati lateralmente i due tubi T T 

 leggermente conici e smerigliati internamente, i quali servono ad unire lo spazio 

 anodico o lo spazio catodico dell'apparecchio alla parte mediana. 



La comuuicazione delle parti laterali colla parte media può, a volontà dello spe- 

 rimentatore, esser mantenuta o venir interrotta mediante i due robinetti i? ed R' : 

 questi sono costituiti da tubi di vetro leggermente conici lunghi 4 cm., muniti late- 

 ralmente di un foro della superficie di 0,6 cm* circa, e prolungantisi al disopra in 

 uno stretto tubo che porta saldate due piccole bacchettine di vetro a fine di ren- 

 derne agevole la rotazione. 



La parte media porta saldato il lungo tubo L destinato a metterla in comuni- 

 cazione con l'atmosfera e nello stesso tempo a sostenere tutto l'apparecchio durante 

 l'esperienza. La parte anodica, la media e la catodica sono tutte munite in basso 

 di un robinetto, mediante il quale possono esser vuotate separatamente al termine 

 dell'esperienza. I robinetti, al pari delle chiusure in T e T', venivano tutti unti leg- 

 germente con vaselina, sia pCer assicurarne la perfetta tenuta, sia per poterli girare 

 facilmente senza scuotere l'apparecchio. 



Gli elettrodi si trovano alla distanza di 45 cm. circa: il diametro dei tubi del- 

 l'apparecchio varia, secondo i punti, da 9 a 15 mm. 



Fissato l'apparecchio ad un sostegno e riempitolo di soluzione, si chiudevano, 

 mediante cappucci di gomma, i tubi L, I, I' ed i robinetti inferiori, lo si immergeva 

 in un bagno d'acqua e lo si inseriva in un circuito di corrente assieme ad un mil- 

 liamperometro, ad una resistenza regolabile e ad un voltametro ad argento: come 

 sorgente di elettricità veniva impiegata una batteria di accumulatori. 



Quando l'elettrolisi era durata un tempo sufficiente, si giravano i robinetti R 

 ed jR': si interrompeva cos'i la corrente e restava pure eliminato ogni pericolo di 

 rimescolamento delle soluzioni. Si toglieva quindi l'apparecchio dal termostato, lo si 

 asciugava accuratamente e si raccoglieva anzitutto entro un matraccio a tappo sme- 

 rigliato, previamente tarato, la soluzione mediana: se l'analisi indicava che non era 

 avvenuta in essa alcuna variazione di concentrazione, si aveva la sicurezza che l'espe- 

 rienza era andata bene. Si staccavano le varie parti dell'apparecchio e si pesava 

 la ca mera anodica colla soluzione in essa contenuta, ed essendo stato detcrminato 



