6 PAKALLAXE RELATIVE DE L'ETOILE PRINCIPALE 



d'une parallaxe d'étoile une nouvelle détermination exécutée par un autre 

 observateur et au moyen d'un autre instrument n'est pas à dédaigner, surtout 

 que la première valeur de la parallaxe, déduite par M. Berberich, est basée 

 sur un petit nombre d'observations seulement et que le résultat pourrait être 

 assez altéré, en tenant compte des équations personnelles des 8 différents 

 observateurs. Aussi ce résultat est-il considéré par M. Berberich comme 

 simplement provisoire et comme encourageant à faire des observations 

 spéciales pour déterminer la parallaxe avec plus de précision. Certes, les 

 observations de M. Winneke méritent beaucoup de confiance, mais le 

 nombre des mesures est petit. M. Berberich aurait dû nous les faire 

 connaître, ainsi que la manière dont elles ont été traitées, d'une façon 

 plus explicite. C'est une lacune qu'il y a lieu de regretter. 



OBSERVATIONS DE LÉTOILE DOUBLE OPTIQUE 2 1546AB FAITES A L'iNSTITUT 

 ASTRONOMIQUE ANNEXÉ A LUNIVERSITÉ DE LIÈGE. 



Lors de la publication d'une partie de mes observations d'étoiles doubles 

 (Astronomische Naehrichten, n° 2753) j'ai fait connaître les principales 

 dispositions de notre réfracteur ainsi que celles de l'appareil micrométrique. 

 Je les répéterai brièvement. On peut lire sur le cercle de position, fixement 

 attaché à la lunette, au moyen de deux verniers, distants l'un de l'autre 

 de 180°, jusqu'aux 0°.02. Il n'y a pas d'erreurs de division pour les traits 

 principaux, c'est-à-dire pour les traits 0°, 10°, 20°, etc., tandis qu'on en 

 trouve pour les subdivisions; toutefois ces erreurs de division accidentelles 

 ne dépassent pas 0°.03. La pièce qui porte les fils peut être dévissée de la 

 lunette. Il y a deux fils mobiles et chacune des deux vis correspondantes 

 porte un tambour, divisé en 100 parties. La valeur d'une révolution entière 

 de la vis II, qui m'a servi à la mesure des distances, est 



1 R = 13".849 -t- 0".00026(« — 7°) 



erreur moyenne ± . 002 erreur moyenne ± 0.00023, 



où l signifie la température, exprimée en degrés de Celsius. Pour déterminer 

 les erreurs périodiques de celte vis, j'ai mesuré, en partant de la position R .0 



