DU COUPLE OPTIQUE vi§i6AB. 



de la vis et en changeant pour chacune des mesures suivantes le point de 

 départ de 0. R 1, la dislance des deux traits tracés sur une plaque en verre et 

 distants d'à peu près 0.1 révolution de la vis II. Cette plaque se trouvait dans 

 le foyer d'un microscope. Après avoir fini la dernière mesure (point de 

 départ R .9) j'ai fait reposer mes yeux pendant quelques minutes, puis j'ai 

 répété les mesures en commençant la première par R .9 et la dernière par R .0. 

 Pour toutes ces mesures le mouvement de la vis a été exécuté dans le sens 

 direct. La moyenne des valeurs obtenues pour la distance des deux traits, 

 en partant de différents points d'un même pas de la vis, a été prise pour 

 chaque pas séparément; puis j'ai formé les écarts de chacune de ces valeurs 

 de la moyenne. Les moyennes de ces écarts, correspondant aux mêmes 

 dixièmes de différents pas de la vis, ont été publiées dans les Astronomische 

 Naehriehten, n° 2753. On peut voir que les erreurs périodiques de la vis II 

 sont imperceptibles. 



En octobre dernier j'ai mesuré sur différents pas de la vis la dislance de 

 deux traits tracés sur une plaque en verre et distants l'un de l'autre d'à peu 

 près 0.2 révolution de la vis IL Ces observations ont été faites sous des 

 conditions de beaucoup moins favorables que celles dont j'ai publié les 

 résultats dans les Astronomische Naehriehten. Voici les écarts de chacune 

 des valeurs de la distance des deux traits, distants de R .2 l'un de l'autre, 

 de la moyenne, cette moyenne étant prise pour chaque pas séparément : 



Point 

 de départ. 



R 

 47. 



48. 



49. 



50. 



51. 



Moyennes : 



A l'aide de ces moyennes on trouve la formule pour corriger les lectures 



de la vis 



f ( u ) = — 0\0007 sin u = — 0".009 sin u. 



Ce terme est tellement petit que sa réalité peut à plein droit être contestée. 



