DU COUPLE OPTIQUE HgiGAB. 9 



crépuscule fut assez clair pour permettre de voir les fils sans l'emploi de 

 l'éclairage artificiel, j'ai toujours observé au champ éclairé. J'ajoute que vers 

 la moitié du mois d'août en 1885, le micromètre a été envoyé à M. Cooke 

 pour être pourvu d'un meilleur appareil pour éclairer les fils. 



Le seul changement apporté au micromètre a été qu'au lieu du fil fixe 

 simple, perpendiculaire aux fils mobiles, on a placé un fil fixe double, dont 

 les deux composantes sont distantes d'environ 10" l'une de l'autre. 



A presque toutes les soirées j'ai déterminé d'abord le foyer soit à l'aide 

 de 1 1516 môme ou d'une autre étoile. Pour cela l'oculaire était placé de telle 

 manière que les deux fils mobiles se montraient également distincts; il n'est 

 pas possible de les voir en même temps d'une façon parfaitement nette. 

 Lorsque le micromètre n'avait qu'un seul fil fixe, je me suis servi des fils 

 mobiles pour déterminer l'angle de position. Dans ce but les fils ont été 

 éloignés l'un de l'autre de quelques secondes; puis le micromètre a été 

 tourné jusqu'à ce que les fils parussent être parallèles à la ligne de jonction 

 des deux composantes de 21510 AB; pendant ce temps l'étoile double restait 

 entre les deux fils mobiles. A partir du mois d'octobre 1885, j'ai fait toutes 

 les déterminations de l'angle de position, à l'exception de trois d'entre elles, 

 à l'aide du fil fixe double, qui avait remplacé le fil fixe simple, la manière 

 d'observer restant d'ailleurs la même. Dans l'un ou l'autre cas j'ai déter- 

 miné l'angle de position en approchant 21516 des deux côtés d'un seul 

 fil ; en même temps le micromètre était tourné jusqu'à ce que les milieux 

 des deux composantes en parussent également éloignés. Certaines soirées, 

 celte façon d'observer m'a paru préférable. Je n'ai pas noté spécialement les 

 soirées où je l'ai employée, mais je sais que ce ne fut pas souvent. La 

 construction du micromètre ne permettant de placer l'oculaire que dans une 

 direction parallèle au fil fixe, le point zéro du cercle de position a été déter- 

 miné à l'aide du fil fixe. A cette fin j'ai cherché à donner au fil fixe la 

 position voulue pour qu'une étoile traversai ledit fil à des endroits également 

 éloignés du milieu du champ. Ces endroits ont été choisis aussi éloignés que 

 possible du milieu. Durant un passage de l'étoile dans le champ, la lunette 

 restait fixe. L'expérience m'a prouvé que le point zéro du cercle de position 

 est d'une constance d'autant plus remarquable que l'installation du réfracteur 



Tome XL1X. 2 



