Lattenscala. Diese Schatzung kann jedoch ganzlich entfallen, 

 wenn das in den Lagern rotierende Fernrohr mit einem 

 Schraubenmikrometer versehen ist. In diesem Falle erfolgt die 

 Bestimmung dcs Lattensttickes, welches kleiner ist als das 

 kleinste Interval! der Lattenscala durch Messung mit der Mikro- 

 meterschraube, vvodurch ein groGer Grad der Genauigkeit in 

 der Bestimmung der Lattenhohe und der Horizontaldistanz 

 erreicht wird. Die bis jetzt beim Pracisions-Nivellement ver- 

 wendeten holzernen Nivellierlatten miissen wahrend der Arbeit 

 stets einer Priifung mit Hilfe eines Normalmeters unterzogen 

 werden: Diese tagliche mehrmalige Priifung, vvelche miihsam 

 und zeitraubend ist, erstreckt sich jedoch nur auf die ganzen 

 Meter der Nivellierlatte, indem stets vorausgesetzt wird, dass 

 die Anderungen in den Unterabtheilungen proportional der 

 Priifungszeit stattfinden. Hieraus folgt, dass eine vollstandige 

 Controle der Veranderungen, denen die Latte durch den Ein- 

 fluss der Feuchtigkeit und der Temperatur unterworfen ist, 

 durch diese Art der Untersuchung nicht erreicht werden kann. 



Aus diesem Grunde habe ich fur die Ausfiihrung eines 

 Pracisions-Nivellements eine Latte construiert, vvelche einen 

 Nickelstahlstab enthalt, welcher aus einer Legierung von SG^^/q 

 Nickel mit 64 y^ Stahl besteht und nach den Untersuchungen 

 von Guillaume den kleinsten Ausdehnungscoefficienten aller 

 Metalle besitzt. Aus diesem Grunde eignet sich diese Legie- 

 rung ganz besonders fiir Mafistabe, da ein Fehler in der Tempe- 

 raturbestimmung des Stabes nur einen sehr kleinen Fehler der 

 ermittelten Lattenhohe erzeugen kann. 



Die beiliegende Abhandlung iiber das von mir construierte 

 Nivellierinstrument enthalt die Beschreibung, Rectification, sovvie 

 den Gebrauch und die Genauigkeit desselben bei der Bestim- 

 mung der Lattenhohe und der Horizontaldistanz. Aus derselben 

 ist zu ersehen, dass die Beobachtungsresultate, welche durch 

 ein mit einer DoppelHbelle und einem Schraubenmikrometer 

 versehenes Precisions -Nivellierinstrument erhalten werden, 

 unabhangig sind von einem vorhandenen Excentricitatsfehler 

 der Visierlinie und von einer Ungleichheit der Ringdurch- 

 messer des Fernrohres, sowie frei von dem Einflusse einer 

 nicht genauen Parallelfiihrung des Ocularauszuges zu den 



1* 



