201 



HeiT Prof. Dr. J. Puliij aus Prag- demonstrirt eiu vou ilim 

 constrin'rtes Telethermometer und iiberreicbt eine darauf 

 beziigliche Abliandlung mit folgender Notiz: 



Die vorliegende Abhandlung- entbalt die Beschreibuug- und 

 Theorie eines Apparntes, der die Angaben beliebiger Tempera- 

 turen auf grosse Entfernungen zu ubertragen gestattet. Die Con- 

 struction des Telethermometers beruht auf der Anwendung zweier 

 Leiter, die ihren Widerstand mit der Temperatiir im entgegeu- 

 gesetzten Sinne andern und den thermometriscben Theil des 

 Apparates bilden. Der letztere bestebt aus einem an beiden 

 Euden zugescbmolzenen Glasrohrchen, welcbes einen carboni- 

 sirten Koblenfaden und eine Eisendrabtspirale entbalt und der 

 besseren Leitungsfabigkeit balber mit Wasserstoff gefiillt ist. 

 Der Koblenfaden und die Eisenspirale bilden zwei Zweige der 

 Wbeatstone'scben Drahtcombination und sind mittelst dreier 

 Zuleitungsdrlihte mit einer Messbriicke verbunden, die eine 

 empiriscbe Temperaturskala in Celsiusgraden tragt. Mit der 

 Temperatur nimmt der Widerstand des Koblenfadens ab, der der 

 Eisenspirale dagegen zu und dementsprecbend andert sieb der 

 Nullpunkt der Potentialdiiferenz am Messdrabte. Die Temperatur 

 kann entweder mittelst eines astatiscben Galvanometers oder 

 eines Telepbons und eines mikropbonartigen Stromunterbrechers 

 in der Weise bestimmt werden, dass ein Contact an dem Mess- 

 drabte so lange verscboben wird, bis das Galvanometer keinen 

 Ausscblag zeigt, beziebungsweise das Telepbon keinen Ton gibt. 

 Das Teletbermometer gestattet Temperaturen selbst auf 1 km 

 grosse Entfernungen bis 0°1 C. genau zu bestimmen. 



Im theoretiscben Tbeile der Abhandlung v^ird die durcb 

 eine Temperaturerbobung des Apparates bervorgerufene Ver- 

 scbiebung des Contactes am Messdrabte berecbnet und die 

 Aicbung des Telethermometers ausfiihrlich besprochen, worauf 

 die Berechnung der Correction der Skala wegen der Temperatur- 

 anderiing der Leitung und der Nachvreis folgt, dass eine Tempe- 

 raturanderung der Messbriicke auf die Angaben des Telethermo- 

 meters keinen Einflnss hat, Zum Schlusse v^ird gezeigt, wie das 

 Telethermometer als Thermoindieator eingericbtet werden kann, 

 der die jeweilige Temperatur automatiscb anzeigt. 



