l38 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CIIIMIE 



dant la duree des observations, auroit produit le meine effet que 

 les diflerens degres de Froid qui onl eu lieu successivemeiit 

 pendant cetle duree; on delenniiiera eii meme temps la quaiuile 

 de pouces cubes d'eau glacee daus !e kruometre pendant la duree 

 de ces observations; en repelant plusieurs fois ces experiences, 

 on parvieudra a determiner le degre de Froid constant qui cor- 

 respond a une quantite donnee de pouces cubes d'eau glacee 

 pendant un temps determine; en sorle que le liruomelre, dans 

 les temps de Gelee, pourra donner des evaluations du Froid 

 plus completes que le tliermometre , qui ne peut indiquer que 

 le degre du Froid actuel (les thermoraetographes qu'on a imagines 

 jusqu'a present etant des instrumcns inexacts et peu surs); c'est 

 un travail que je compte executer aussilot qu'il me sera pos- 

 sible. 



Si I'instrument que je propose peut etre de quelque uiilite, 

 j'espere qu'on me pardonnera de I'avoir lire de I'oubli oil il avoit 

 reste pendant cinquante-lrois ans. 



On sail depuis long-temps que la glace acquiert , comme les 

 autres corps, le degre de Froid de ralmospliere ; en verlu de ce 

 degre de Froid, elle refroidit Teau qui est par-dessous, de ma- 

 niere que celte eau conlinue de geler et I'epaisseur de la glace 

 d'augmenter tout le temps qu'il gele dans I'air. On pourroit done 

 avoir encore une mesure de lintensite du Froid en mesurant 

 lous les jours de Gelee I'epaisseur de la glace formee dans quelque 

 grand bassin isole; je n'ai pas eu cet avantage, et pour m'assurer 

 de I'augmentation de I'epaisseur de la glace pendant lout le temps 

 que dura la Gelee, j'ai ele reduit a mesurer I'epaisseur de celle 

 qui se formoit dans une citerne ouverte seulement du cole du 

 nord-est, et enfoncee d'un pied et demi au-dessous du sol d'ua 

 jardin; j'ai fait plusieurs fois ces experiences ; mais , pour etre 

 plus court, je me bornerai a rapporter seulement celles que j'ai 

 faites dans I'hiver de I'annee 1781; ce sonl d'ailleurs les plus 

 exacles et les plus completes. 



Pour mesurer I'epaisseur de la glace, j'emploie une espece de 

 jauge tres simple, representee dans la figure 3. AB est un lujau 

 de cuivre jaune de i5 pouces de longueur et de G lignes de dia-_ 

 metre; le bout superieur A de ce luyau est ouvert, et une boucle 

 de metal E y est allachee; celte boucle peut se plier conire le 

 luyau , afin de laisser libre Touverlure; clle sert pour suspendre 

 I'instrument a un cordon F; I'exlremile inferieure B du tuyau est 

 bouchee, de maniere que I'eau ne puisse y entrer; et, a celte 

 extremite, est fixee a angles droits une regie de fer CD. Au com- 



