( 10 ) 



manière différente dont se comportent le mercure du thermo- 

 mètre et le liquide du dilatomètre; mais quoi qu'il en soit, nous 

 n'avons rien observé de semblable avec nos tubes de 5 milli- 

 mètres. Ajoutons que cette disposition s'applique parfaitement au 

 thermomètre à poids. 



M. Pierre semble avoir compris l'importance de ces observa- 

 tions; en effet, le thermomètre et le dilatomètre dont il fait usage, 

 avaient des dimensions sensiblement égales; malheureusement 

 cette disposition offre nécessairement l'un des inconvénients que 

 nous allons signaler. Si les réservoirs du thermomètre et du dila- 

 tomètre ont des dimensions quelque peu considérables, ils cesse- 

 ront d'être concordants; si, au contraire, les réservoirs ont des 

 dimensions restreintes, il se présentera un inconvénient bien 

 autrement grave; en effet, dans ce cas il faudra que le tube gra- 

 dué du dilatomètre ait un diamètre extrêmement faible, diamètre 

 qui variera dans des proportions considérables, suivant que le 

 tube est mouillé ou qu'il ne Test pas. C'est, du reste, ce que 

 MM. Colladon et Sturm ont observé d'une manière très-sensible 

 en déterminant la compressibilité des liquides. Cela étant, le vo- 

 lume trouvé entre deux divisions consécutives à l'aide du mer- 

 cure dans l'appareil sec n'est plus identique à celui compris entre 

 ces deux mêmes divisions après l'introduction (par ce tube) d'un 

 liquide mouillant. II faut, d'après moi, afin d'éviter ces causes 

 d'erreur, faire usage d'un tube ayant au moins 1 millimètre de 

 diamètre. 



Voici maintenant en un mot la manière d'opérer. Après avoir 

 élevé la température du bain d'une certaine quantité, on sup- 

 prime la source de chaleur; la température continue alors à s'éle- 

 ver encore quelque peu, à cause de la quantité d'air chaud con- 

 tenue entre les deux enveloppes, mais bientôt le thermomètre et 

 le dilatomètre atteignent simultanément leur maximum de hau- 

 teur et s'y maintiennent pendant un temps plus que suffisant 

 pour faire les observations. Il n'est pas sans importance de faire 

 remarquer ici qu'à l'aide de cet appareil on peut opérer beau- 

 coup plus rapidement qu'avec tous ceux qui ont été employés 

 jusqu'ici, puisque l'équilibre de température s'obtient en quelques 



