( Il ) 



minutes, tandis qu'à laide de gros réservoirs il ne se réalise sou- 

 vent qu'après une heure d'attente et de tâtonnements. 



En terminant cette partie de mon travaille crois utile de faire 

 remarquer au lecteur qu'il se tromperait étrangement si de la dis- 

 cussion précédente il concluait que les résultats obtenus jusqu'ici 

 par les savants sont peu corrects. Ce n'est pas ce que j'ai voulu 

 montrer; j'ai seulement voulu perfectionner, dans la mesure de 

 mes forces, les instruments que nous avons examinés. La déter- 

 mination des variations de volume que subissent les liquides par 

 suite d'une variation de température, nécessite plusieurs opéra- 

 tions préliminaires qu'il importe d'indiquer; nous dirons ensuite 

 comment, à l'aide des données ainsi fournies, nous atteindrons le 

 but proposé. 



Détermination du volume du réservoir et du dilatomètre. 



La détermination de ce volume a été faite comme suit : L'appa- 

 reil, après avoir été rempli de mercure, a été déposé pendant 

 quelques jours sous la cloche d'une machine pneumatique, selon 

 la méthode de M. W. Spring. Celte opération permet d'enlever les 

 traces d'humidité et d'air qui se maintiennent toujours entre le 

 mercure et le verre de l'appareil. Ceci étant fait, le mercure a été 

 pesé. Si donc nous désignons par P ce poids, par cl la densité du 

 mercure à la température de l'appartement où l'on opère et par 



V le volume du réservoir, cette quantité se trouvera déterminée 



p 

 par l'équation V = j- 



Détermination du volume compris entre deux degrés consécutifs 

 de la tige du dilatomètre. 



Si le diamètre du tube restait mathématiquement le même sur 

 toute sa longueur, il suffirait afin de déterminer le volume com- 

 pris entre deux divisions consécutives de le remplir de mercure 

 dont le poids permettrait de déterminer le volume total; divisant 



