( *3 ) 



Détermination des volumes qu'occupent les liquides 

 a diverses températures. . 



Ces déterminations préliminaires étant achevées, l'appareil 

 peut être utilisé pour l'étude de la dilatabilité des liquides. A cet 

 effet le réservoir de l'appareil ayant été maintenu à la tempéra- 

 tureinitiale (10° pour les observations qui concernent les solutions 

 salines), on élève la température d'un certain nombre de degrés n, 

 élévation qui provoque une ascension de m graduations dans le 

 tube du dilatomèlre. 



Si donc nous désignons par A l'accroissement de volume du 

 liquide contenu dans l'appareil pour cette élévation de tempéra- 

 ture de n degrés, par K le volume d'une division du dilatomètre, 

 par m le nombre de ces divisions, par V le volume du réservoir 

 du dilatomètre et par Q le rapport existant entre le volume qu'oc- 

 cuperait le liquide contenu dans la tige s'il était plongé dans le 

 bain et le volume qu'il occupe à la température du manchon, nous 

 aurons : 



A = QKm-+- Ynx. 



Et pour un volume initial de liquide égal à l'unité : 



A rt 1 



-=ztia+ QKm -• 



Quoique de plus grands développements ne puissent intéresser 

 que médiocrement les personnes qui ne s'occupent pas d'une 

 manière spéciale de cette question, j'ai cru toutefois qu'il ne serait 

 pas sans utilité d'indiquer la marche du calcul que j'ai adoptée, 

 parce qu'elle me semble assez commode et par conséquent de 

 nature à rendre service aux spécialistes. 



La reproduction d'un tableau d'observation fera, je pense, saisir 

 le plus aisément la marche de ces opérations. 



Pour déterminer la quantité Km il suffit de prendre les valeurs 

 fournies par le dilatomètre inscrites à la colonne 5; après avoir 



