76 ^^- Ueber gleichartige 



ÜANiELL'schen Kette in der Art machte, wie dies oben in Fig. 2 für 

 den die Elektroden enthaltenden Kreis vorgestellt ist, nnd jeder auf- 

 tauchenden Ungieichartigkeit sofort mit einer gleichen und entgegen- 

 gesetzten, dem Daniell mittels einer passenden Länge des Nel)enschüess- 

 drahtes entlehnten elektromotorischen Kraft begegnete. Allein viel besser 

 wird es sein, ohne jede Vorbereitung, Vorsichtsmaassregel und Hülfs- 

 vorrichtung, ohne Waschen, Ausglühen, Einhüllen in den FÜesspapier- 

 mantel, Firnissen, Geschlossenstehenlassen, Compensiren u. s. w., in jedem 

 Augenblick über völlig gleichartige und unter allen Umständen auch 

 gleichartig 1)leibende Elektroden zu gebieten, die man sich noch dazu, 

 da sie keinen in Betracht kommenden Geldwerth haben, in ])eliebiger 

 Anzahl verschaffen kann. Man braucht die Zuleitungsgefässe nicht mehr 

 zum Kreise geschlossen, ja nicht einmal mehr zusammengesetzt zu halten, 

 sondern man hat nur dafür zu sorgen, dass in der Zwischenzeit der 

 Versuche die Lösung in den Bäuschen nicht krj^stalhsh-e. Die ganze 

 Vorrichtung wird übrigens jetzt passend dahin abzuändern sein, dass die 

 Zuleitungsgefässe selber aus Zink gegossen, auswendig lackirt, inwendig 

 verquickt, zur Isohrung auf ein paar Glasstreifen gekittet, und unmittel- 

 bar mit der Klemmschraube zur Aufnahme der Multipücatorenden ver- 

 sehen werden. Ich habe zur Anfertigung dieser neuen Zuleitungsgefässe 

 bereits die Einleitung getroffen. 



Von dieser Seite also werden nun (he liisher so beschwerlichen 

 thierisch-elektrischen Versuche plötzhch zu den leichtesten, die es geben 

 kann. Aber durch den Fortfall der Polarisation in irgend in Betracht 

 kommendem Maasse wird jetzt zugleich eine Menge von Verbuchen 

 möghch gemacht, auf deren Ausführung man früher zu verzichten hatte, 

 und eine Menge anderer nimmt eine einfachere Gestalt an, in der sich 

 der den thierischen Erregern zukommende Antheil an der Erscheinung 

 klarer ausspricht als bisher. Der Vorschlag des Hrn. Beins, bei den 

 thierisch-elektrischen Versuchen einen Depolarisator nach Art der von 

 Hrn. Becqueeel d. V. [485] angegebenen anzuAvenden, ^ ist nun über- 

 flüssig gemacht. jVIit den absolut gleichartigen, unpolarisirbaren ver- 

 quickten Zinkelektroden zur Ableitung ; mit dem Princip der Nebenleitimg 

 zur Erzeugung aufs Feinste abgestufter elektromotorischer Kräfte jeder 

 Ordnung; endhch mit der Spiegelbussole, die, l)ei gleicher Empfindhchkeit 



1 Verhandeliiig over de Galvanische Polarisatie met betrekking tot de Leer 

 der dierlijke Electriciteit, etc. Groningen 1858. — Van Deen, Vergelijking tusschen 

 het door H. Beins uitgevonden werktuig tot onderzoek van dierlijke Electriciteit 

 en den tot hetzelfde doel gebezigden toestel van E. du Bois-Reymond. (Separat- 

 Abdruck.) — Vergl. Becquerel in Anuales de Chiniie et de Physique. 3 me Serie. 

 1854. T. XLII. p. 389 et suiv. 



