132 VI. Ueber ein Verfahren um feine galvanometrische 



bereits vor mehreren Jahren mit Erfolg angewendet, um in seinen Vor- 

 lesungen meine Versuche zu zeigen. Er bediente sich einer nach seiner 

 Angabe gebauten Tangentenbussole mit zahlreichen Windungen, welche 

 im Wesentlichen nach dem seitdem von Gaugain empirisch gefundenen, 

 von Bravais entwickelten Princip angeordnet sind. Eine spiegelnde 

 Stahlscheibe ersetzt nach Weber den Magnetstab und Spiegel der ur- 

 sprünglichen PoGGENDORFF'schen Einrichtung. Unter Anwendung von 

 Sonnenücht gelang es Helmholtz mit diesen Hülfsmitteln die haupt- 

 sächlichsten Erscheinungen des Muskelstromes sichtbar zu machen. 



Mir stand hier ein von Sauerwald in Berlin für meinen Freund 

 Dr. Bence Jones hierselbst nach meiner Angabe gebauter Multiplicator 

 von 28780 Windungen zu Gebot. Für diesen Multiphcator hatte ich 

 mir von demselben Künstler ein astatisches System mit etwas dickeren 

 Nadeln und einem Zwischenstück aus Messing anfertigen lassen, statt des 

 leichten mit Schildpatt-Zwischenstück, wie ich es sonst anzuwenden pflege. 

 Eine Verlängerung des Zwischenstücks oberhalb der oberen Nadel, trägt 

 einen äusserst leichten Messingring, an dessen oberstem Punkte sich die 

 Oese zum Aufhängen des Systems befindet. Innerhalb des Ringes be- 

 wegt sich um eine Avagerechte Axe ein mit einer äusserst leichten Messing- 

 fassung versehener Spiegel. Der Spiegel, den ich der Güte des Hm. 

 Schieck verdanke, besteht einfach aus einem, auf der einen Seite ver- 

 quickten, runden Deckgläschen für mikroskopische Zwecke von 19 •5°^'^ 

 Durchmesser. Zwei einfache Coconfäden reichen hin, das Ganze sicher 

 zu tragen. Der Ring, in dem der Spiegel sich gegen den Horizont neigen 

 lässt, gestattet seinerseits eine Drehung um das obere Ende des Zwi- [609] 

 schenstücks als um eine senkrechte Axe, so dass man bei einer l^eliebigen 

 freiwilligen Ablenkung des Systems einen in behebiger Richtung 

 einfallenden Strahl in beüebiger Richtung zurückwerfen kann. Dabei ist 

 indessen zu berücksichtigen, dass mit wachsender Neigung des Spiegels 

 gegen den Horizont die Empfindlichkeit der Vorrichtung abnimmt. 



Als LichtqueU diente eine elektrische Lampe von Dueosq in Paris, 

 gleichfalls Dr. Bence Jones gehörig. Sie wurde durch die vierziggüederige 

 GROVE'sche Säule der Institution gespeist, und unser Freund Prof. 

 TyndaiiL hatte die Gefälligkeit, sich der Regiüirung des Lichtes und der 

 Einstellung des Strahles auf den Spiegel anzunehmen, die beide im Lauf 

 einer Stunde mehrfacher Berichtigungen bedurften. Anfangs wurde eine 

 Blendung vor der Sammellinse der Lampe angebracht, so dass das Licht 

 nur den Spiegel selber traf, indem ich anders fürchtete zu starke Luft- 

 strömungen unter der Glocke des Galvanometers und dadurch heftige 

 Schwankungen der Nadel herbeizuführen. Es zeigte sich indess, dass 

 diese Vorsicht unnütz war, und dass man, ohne in Betracht kommende 



