146 VIII. Bescliveibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen u. s. \v. 



Folgendes Verfahren beim Aufstellen des Multiplicators führt schnell 

 und sicher zum Ziel. Ich nehme an, dass der einfache Coconfadeu mit 

 seinem Häkchen bereits eingebracht ist. Man giebt dem Theodolitenfuss 

 [76] des Instrumentes einen beliebigen, durch Rücksichten der S3'mmetrie 

 oder Bequemlichkeit empfohlenen Stand auf einem Wandconsol, bei dessen 

 Befestigung man nicht ängstlich Eisen zu vermeiden braucht. Unter 

 jede Stellschraube legt man eine der auf ein quadratisches Stück Spiegel- 

 glas angekitteten Messingplatten, und befestigt das Stück Glas an das 

 Consol, indem man es mit Kolophoniumkitt umgiesst. Man entfernt die 

 Theüung, und steUt das Instrument wagerecht mittels einer auf den 

 Rahmen aufgesetzten DosenlilieUe. Man hängt an das Häkchen des 

 Coconfadens eine einfache Xadel, und stellt die Windungen ihr parallel. 

 IJm diese Stellung künftig -sAieder zu finden, liest man sie an der unteren 

 Theüung ab. 



Nun streicht man die Nadeln bis zur Sättigung auf die a. a. 0. S. 484 

 beschriebene Art, und hängt sie unter einer Glocke über einer Theüung 

 auf, deren NulUime im Meridian steht. Man sieht zu, [wenn man das 

 Kadelpaar nicht bereits kennt, ^ welche Nadel die stärkere ist, und 

 schwächt diese mittels der Streichnadel bis zu dem Maasse der frei- 

 willigen Ablenkung, das Geschick und Glück, und, wie ich unlängst 

 in Poggendorff's Annalen gezeigt habe,^ der Parallehsmus der Nadeln 

 zu erreichen gestatten. Die Theorie verschiedener Fälle stabüen und 

 labilen GleichgCAvichtes der Nadelpaare, auf die man dabei stossen kann, 

 habe ich dort, mit Rücksicht auf eine Beobachtung des Hrn. Saueewald, 

 entwickelt. Beim Handhaben der Nadeln vergesse man nicht, dass man 

 das Zwischenstück aus Schüdpatt besser nicht mit der Hand berührt, 

 durch deren feuchte Wärme es leicht verkrümmt werden könnte,^ die 

 Nadeln selber aber nicht mit MetaUen, auch scheinbar ganz unmagne- 

 tischen, weü im Augenblick der Berührung mit einem Magnete, oder der 

 Trennung von demselben, jedes MetaU, wegen der darin erzeugten In- 

 ductionsströme, sich magnetisch verhält. Einige [77] riUimen das Yer- 



1 Zur Kenntniss eines Nadelpaares gehört, dass man wisse-. 1. welche Nadel 

 die stärkere, 2. welches der Sinn der freiwilligen Ablenkung des Nadelpaares sei. 

 — Wenn man sich in der Lage befindet, einen unbekannten Streichmagnet anwenden 

 zu müssen, versäume man nicht, zuerst dessen Pole auf die Richtigkeit ihrer Be- 

 zeichnung zu prüfen. Sonst läuft man Gefahr-, wie es mir einst begegnete, im 

 feiTieren Verlaufe der Operation, die schwächere statt der stärkeren Nadel zu 

 schwächen, und vergeblich auf das Eintreten der Astasie zu warten.ü 



2 S. die vorige Abhandlung. 



3 Aluminium würde als Material für das Zwischenstück jetzt vielleicht den 

 Vorzug vor dem Schildpatt verdienen. 



