148 VIII. Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen u. s. w. 



durch blosse Anwendung weisser Seide zum Bespinnen sich vor den Ab- 

 lenkungen durch die Drahtmassen zu schützen. Sondern die nächste 

 Aufgabe wird bei uns noch immer sein, sich eisenfreies Kupfer zu ver- 

 schaffen. Nach Hrn. Magnus' Versuchen^ ist galvanoplastisches Kupfer 

 keinesweges ohne Weiteres als eisenfrei anzusehen; es kann erst durch 

 ein so mühseüges und kostspieliges Verfahren eisenfrei erhalten werden, 

 dass es vermuthhch in jeder Beziehung vortheilhafter wäre, Silber zu ver- 

 wenden. Die Schwierigkeiten, auf die Hr. Magnus bei Herstellung eines 

 eisenfreien Gewindes zu thermoelektrischen Zwecken, stiess, dürften sich 

 aber noch steigern, wenn es sich darum handelte aus dem galvano- 

 plastischen Kupfer so feine Drähte zu ziehen, wie man ihrer zu thierisch. 

 elektrischen Versuchen bedarf. Unter diesen Umständen wird das Ge- 

 rathenste sein, den Draht aus England zu beziehen, wo von elf Proben 

 neun sich Hrn. Tyndall diamaguetisch zeigten. 



Das Nadelpaar muss gut centrirt sein, nicht allein wegen der Fehler 

 der Ablesung, die aus der mangelhaften Centrirung entspringen, sondern 

 auch aus folgenden Gründen. Hängt es excentrisch, so wird es erstens 

 bei starken das Gewinde durchkreisenden Strömen leichter nach einer 

 Seite hin gezogen und dadurch in Pendelschwingungen versetzt. Zweitens 

 ist zu bedenken, dass die Anziehungen, welche nicht eisenfreie Draht- 

 massen und das Berichtigungsstäbchen auf das Nadelpaar ausüben, von 

 der Höhe abhangen, in der dasselbe im Eahmen schwebt, oder von der 

 Länge des Fadens. Diese Länge unterliegt, wenn nicht besondere Maass- 

 nahmen getroffen sind, wegen der wechselnden Feuchtigkeit der Luft, 

 fortwährenden Schwankungen, deren grössere Werthe man bei einiger 

 Aufmerksamkeit leicht beobachten kann. Nun aber kommt das Gleich- 

 gewicht des Nadelpaares im Azimuth zu Stande durch Zusammensetzung 

 jener beiden Kräfte mit der Kichtkraft der Erde. Aendern sich also jene 

 Kräfte in Folge einer Höhenschwankung der Nadeln, so muss auch im 

 Allgemeinen die Gleichgewichtsstellung der Nadeln eine andere werden. 

 Abgesehen A'on anderen denkbaren Fällen, die kein [79] praktisches 

 Interesse haben, trifft dies nur dann nicht zu, wenn 1. die magnetischen 

 Axeu beider Nadeln in einer Ebene liegen, und Avenn 2. diese Ebene 

 zusammenfällt mit der, welche das in sich völüg gleichartig gedachte 

 Gewinde der Länge nach hälftet. Alsdann nämlich werden die obigen 

 drei Kräfte gleichzeitig in jeder Höhe Null, und folghch die Stellung des 

 Nadelpaares unabhängig von der Länge des Fadens, Allein dies setzt^ 



1 Physikalische Abluiiullungeu der Königl. Aliadeuiie der Wissenschaften zu 

 Berlin. Aus dem Jahr 1851. 4. S. 6. (8); — Poggendorff's Annalen u. s. w. 

 1851. Bd. LXXXIII. S. 474. 



